— 103 — 

 Si on désigne par K le volume de l'air, exprimé en litres, 

 qui a passé dans les appareils , par t sa température et par / 

 la tension de la vapeur ; le poids p de la vapeur condensée est 

 représenté par la formule 



,„ , = o,622.v(ig)4 = 



F(0«%804) f 



;i + aî) 760 



Pour avoir l'état hygrométrique, il faut diviser le poids p 

 par le poids P de vapeur à saturation qui serait contenue dans 

 le même volume d'air à la même température , c'est-à-dire 

 lorsque la force élastique de la vapeur est maximum ou F ; 

 ce poids serait 



F(0«S804) F 



[2] P = 



;i+aî) 760' 



par suite, l'état hygrométrique est -^. 



On voit q°ue le poids P est obtenu par le calcul , au moyen 

 de la densité théorique de la vapeur d'eau, ce qu'on peut faire 

 sans inconvénient. Il résulte, en effet, des recherches de 

 M. Regnault, que la densité de la vapeur à saturation aux 

 basses températures peut se calculer d'après la loi de Mariotte, 

 comme celle de l'air même à laquelle on la compare, bien que 

 le rapport du poids de la vapeur à celui d'un égal volume d'air 

 dans les mêmes conditions de température et de pression, soit 

 un peu plus faible que la densité théorique de la vapeur. 



Mais si la méthode chimique est la plus exacte, elle exige 

 une manipulation longue et compliquée, peu compatible avec 

 des observations courantes : elle ne donne d'ailleurs qu'un 

 état moyen de l'air pendant la durée de l'expérience; aussi 

 l'emploie-t-on plutôt pour contrôler les autres hygromètres 

 que pour un service journalier. 



Hygromètres à condensation. — Si l'on divise la formule [1] 

 par la formule [2], on a 



