— 104 — 



- F(08%804) ^ /• 

 _p_ _ (14-«0 '760 _ _f_. 

 P ~ y(Qg,-804) _F_"~ F ' 

 (l + aî) * 760 

 ce qui prouve que, toutes choses égales d'ailleurs, les poids de 

 la vapeur d'eau sont dans le même rapport que les forces élas- 

 tiques ; par suite, pour déterminer l'état hygrométrique, on 

 peut substituer le second rapport au premier : c'est le principe 

 des hygromètres à condensation. 



A l'aide de ces appareils, on se propose de déterminer à 

 quelle température l'air dont on veut connaître l'état hygro- 

 métrique, doit être refroidi, pour que la vapeur d'eau qu'il con 

 tient suffise pour le saturer. Dans ce but, on refroidit artificiel- 

 lement et graduellement une partie polie de l'instrument 

 jusqu'à ce qu'une légère couche de rosée vienne ternir cette 

 surface ; en un mot, l'opération revient à déterminer le point 

 de l'osée, c'est-à-dire la température à laquelle l'ajr doit être 

 abaissé pour se trouver saturé à l'aide de la quantité de vapeur 

 qu'il contient. De la connaissance de cette température et de 

 celle de l'air ambiant, on déduit l'état hygrométrique. Si f 

 représente la tension maximum de la vapeur à la température 

 du point de rosée, et f la tension maximum à la température 



f 

 ambiante, l'état hygrométrique sera — • 



Les valeurs numériques de f et de f sont données par les 

 tables. 



Je ne crois pas nécessaire de rappeler ici l'exactitude plus ou 

 moins parfaite avec laquelle les hygromètres de Daniell, 



Pouillet, Belli, Savary , permettent de déterminer le 



point de rosée. De tous les hygromètres à condensation, celui 

 de M.Regnault est le plus précis, mais, quoique d'un volume 

 assez restreint et répondant parfaitement aux besoins de la 

 science, bien des voyageurs lui préfèrent un psychromètre, ou 

 un hygromètre à cheveu, à cause de la rapidité de leur instal- 

 lation. 



