— Ul — 



toutefois elle ne l'aggrave pas , l'influence des parois trop 

 rapprochées du clieveu, influence qui ne doit disparaître que 

 lorsque l'air a circulé longtemps dans l'intérieur de l'étui, ce 

 qui retarde les indications de l'instrument. 



La nécessité de tenir l'hygromètre dans une position bien 

 verticale ne laisse pas' que d'être fort gênante dans bien des 

 cas. C'est une conséquence du petit poids qui tend le cheveu 

 et qui ne produit bien sa fonction que lorsque le cheveu est 

 vertical. Et si maintenant on envisage la valeur de ce poids, 

 on reconnaît que beaucoup de constructeurs font bon marché 

 des indications de Saussure, qui prescrivent de ne pas appli- 

 quer à la tension du cheveu un poids dépassant 0^''2. 



Une imperfection des plus grandes réside dans la dispro- 

 portion de l'aiguille que le cheveu est obligé de faire mouvoir. 

 Cette aiguille est généralement trop massive, quelque bien 

 équilibrée qu'elle soit. Saussure fait observer qu'un cheveu 

 qui est chargé seulement de O^'G, offre d'abord une marche 

 assez régulière, mais qu'il s'étire au bout de quelque temps et 

 devient irrégulier. Il est évident, d'après cela, que la grosseur 

 exagérée des aiguilles de laiton qu'on observe dans les hygro- 

 mètres à cheveu, est on ne peut plus nuisible ; car les cheveux 

 rencontrent dans la masse de ces aiguilles une résistance 

 capable d'altérer leur marche après un temps plus ou moins 

 long. Cette résistance est encore accrue par l'éxmssissement 

 des huiles qui lubrifient l'axe de l'aiguille , de sorte que l'ins- 

 trument ne tarde pas à de\^nir peu sensible , et qu'il est 

 nécessaire de favoriser le jeu des différentes pièces en iinpri- 

 mant de légers chocs au système. Enfin, la nécessité absolue 

 de fixer l'aiguille et le poids tendant lorsqu'il s'agit de trans- 

 porter l'instrument, est, sans contredit, le défaut le plus grave 

 qu'on puisse reprocher à sa construction actuelle. Elle cons- 

 titue une sujétion dont l'oubli peut être désastreux pour les 

 divers organes de cet appareil. En effet, si cette fixité n'est 

 pas obtenue d'une façon sérieuse , ou si elle n'est prati- 

 quée que d'une manière imparfaite, elle est détruite par la 



