— 114 — 



puisque son angle de tension diminue avec l'allongement du 

 cheA^eu , disposition qui me paraît plus avantageuse qu'une 

 tension (.onstante. 



Quant au pignon qui est au centre du cadran, il est cons- 

 truit avec beaucoup de délicatesse et possède un diamètre 

 calculé sur l'allongement du clieveu, comme on le verra plus 

 loin. Sur le prolongement d'un des pivots de ce pignon est 

 ajustée une aiguille très légère, d'égale longueur de part et 

 d'autre de son axe de rotation, lequel passe par son centre de 

 gravité. Cette aiguille et le pignon, n'opposent qu'une résis- 

 tance insignifiante à leur mise en mouvement, et comme ce 

 pignon engrène sans temps perdu appréciable avec l'arc denté 

 du levier, il obéit aux plus petits déplacements de ce levier, 

 c'est-à-dire que l'aiguille accuse les plus faibles variations 

 dans la longueur du cheveu. La sensibilité de l'instrument est 

 donc très grande : elle est encore accrue par la très grande 

 mobilité des difTérentes pièces dont il vient d'être question, 

 attendu que les axes de rotation sont constitués par des pivots 

 très fins tournant dans des pierres dures. Toute cette partie 

 délicate de l'instrument a été exécutée, avec autant d'habileté 

 que d'intelligence, par M. Mathey-Doret, professeur à l'école 

 d'horlogerie de Besançon. Enfin un thermomètre, fixé sur le 

 tube extérieur A, permet de déterminer la température de la 

 tranche d'air dans laquelle est plongé l'instrument. 



Graduation de l'hygromètre à cheveu. — Les deux points 

 fixes de l'hygromètre sont déterminés, comme l'on sait, en 

 soumettant d'abord l'instrument à la sécheresse extrême, puis 

 à l'humidité extrême. Dans les deux positions respectives où 

 l'aiguille est restée stationnaire, on marque et 100. L'arc de 

 cercle compris entre ces deux points est divisé en 100 parties 

 égales qui sont les degrés de l'hygromètre. 



Tables hygrométriques ; anciennes méthodes. — Les degrés de 

 l'hygromètre ne sont pas comparables entre eux, c'est-à-dire 

 qu'ils ne sont pas proportionnels aux différents états d'humi- 

 dité de l'air. Saussure, Dulong, Gay-Lussac, Melloni ont 



