— 123 — 



Le point 100 étant définitivement fixé, on remplace l'eau 

 pure successivement par des couches de 2 à 3 centimètres de 

 chacune des dissolutions d'acide sulfurique, et on note les 

 degrés accusés par l'hygromètre, ainsi que la température 

 donnée par le thermomètre au moment de chaque observation. 



Il faut se garder d'inscrire trop promptement les indications 

 de l'hygromètre, car bien qu'on ait reconnu qu'il marque 

 exactement le même degré dans l'air et dans le vide quand il 

 est en présence de la même dissolution et à la même tempé- 

 rature, sa marche est beaucoup plus rapide dans le vide. 

 D'après M. Regnault, il suffit d'un petit nombre de minutes 

 pour que l'hygromètre atteigne sa position stationnaire, lors 

 même que la fraction de saturation est très petite ; c'est pour- 

 quoi, toutes les fois qu'on le pourra, il sera bon d'adapter 

 au couvercle de l'éprouvette une monture métallique sem- 

 blable à celle représentée par la fig. 5, et qui permet de faire 

 complètement le vide au moyen de la machine pneumatique. 



Mais que l'on opère dans une atmosphère d'air ou dans le 

 vide, la précaution la plus essentielle consiste à placer le vase 

 renfermant l'hygromètre dans un endroit où la température 

 ne change que très lentement, afin que la liqueur présente 

 bien la température indiquée par le thermomètre. Pour satis- 

 faire à cette condition, M. Regnault recommande de placer 

 l'éprouvette dans une caisse en bois, ayant une petite porte 

 latérale que l'on ouvre seulement au moment de l'obser- 

 vation. 



Les températures étant ainsi soigneusement observées, on 

 prend, dans la table spéciale rapportée ci-dessus, les fractinos 

 de saturation qui leur correspondent pour chacune des disso- 

 lutions employées. On a de cette manière les degrés marqués 

 par l'hygromètre à cheveu pour des fractions de saturation 

 exactement déterminées, et à peu près également espacées 

 dans l'échelle : on possède alors tous les éléments nécessaires 

 pour construire la table de Thygromètre, soit par un calcul 

 d'interpolation, soit par une courbe graphique. 



