— 126 — 



c'est presque l'effet du hasard. Cela vient de ce que l'allonge- 

 ment du cheveu employé coïncidait d'une manière excep- 

 tionnelle avec l'allongement moyen qui a servi à calculer les 

 circonférences primitives de l'engrenage qui fonctionne au 

 centre du cadran, et à la précision avec laquelle ledit engre- 

 nage avait été réalisé. Plusieurs cheveux ayant agi sur le 

 même engrenage ont accusé des allongements tantôt un peu 

 plus faibles, tantôt légèrement plus forts. Le cheveu qui a 

 servi à la graduation que je viens de rapporter, a été pris sur 

 la tête saine d'une jeune fille de 13 ans, ayant une chevelure 

 châtain-claire, d'une longueur variant de 55 à 70 centimètres. 

 Deux longueurs prises dans le même cheveu ne m'ont offert 

 aucune différence d'allongement pour une même variation 

 dans le degré d'humidité. 



Degrés de saturation indiques par l'hygromètre. — A l'aide 

 d'une tahle construite comme il vient d'être dit, il est facile de 

 déduire des indications de l'hygromètre à cheveu les fractions 

 de saturation correspondantes; mais très souvent cette table 

 n'est pas sous la main de l'observateur, et il est maintes cir- 

 constances où la connaissance immédiate de l'état hygrométri- 

 que serait importante. C'est pour obvier à l'absence d'une table 

 complète et pour servir à l'inscription d'une table abrégée, que 

 j'ai réservé la demi-circonférence inférieure du cadran (fig. 1). 



Cotte demi-circonférence est occupée par une échelle peu 

 large portant des divisions comprenant entre elles cinq degrés 

 de l'hygromètre, c'est-à-dire cinq divisions de la graduation 

 supérieure du cadran. Cette échelle, fixée par trois vis, sert à 

 maintenir une bande cintrée de papier blanc sur laquelle on 

 inscrit, vis-à-vis de chaque division, les fractions de saturation 

 indiquées par la table complète. On a de cette façon une table 

 abrégée, toujours présente, qui permet de déterminer très 

 approximativement l'état hygrométrique pour une indication 

 quelconque de l'instrument. En effet, supposons que l'aiguille 

 de l'hygromètre marque 82 degrés, on déduit tout d'abord (à 

 l'inspection du cadran) que l'état hygrométrique est intermé- 



