— 127 — 



diaire entre 0,71 et 0,70. Si l'on veut une approximation plus 

 grande, on admettra que, entre 80 et 85 degrés, les fractions 

 de saturation croissent proportionnellement aux degrés de 

 l'hygromètre, ce qui donne pour 83 degrés 



0,61 + 4" (^'"^^ — 0'^^) = 0'^^^' 



qui est bien la fraction de saturation donnée par la table de la 

 page 127, car si l'on prend la moyenne entre les fractions de 

 saturation des 82 et 84*^ degrés de l'hygromètre, on trouve 



M«+M?? = 0,663; 



la différence est de 0,001 et par conséquent négligeable. 



Si l'hygromètre subit une vérification qui modifie les chiffres . 

 précédemment obtenus, la bande de papier est enlevée et rem- 

 placée par une nouvelle portant les chiffres corrigés. 



D'après ce qui précède, il m'est donc permis d'affirmer que 

 l'hygromètre à cheveu, modifié comme on vient de le voir, se 

 prête d'une façon aussi prompte que facile à la détermination 

 du degré d'humidité du milieu dans lequel il est plongé. Il se 

 prête d'une manière exceptionnelle à ce genre de détermina- 

 tion lors des explorations scientifiques où la simplification des 

 installations et des manipultations sont d'un si grand prix, at- 

 tendu que la rapidité des constatations offre le double avantage 

 d'abréger le temps et de pouvoir multiplier les observations. 



Détermination de la quantité absolue de vapeur d'eau con- 

 tenue dans un volume donné d'air. — L'état hygrométrique de 

 l'air n'étant que le rapport entre la quantité de vapeur d'eau 

 contenue dans cet air et celle qu'il contiendrait s'il en était 

 saturé ; pour déterminer la quantité de vapeur qu'il contient 

 réellement, il est nécessaire de connaître la tension maximum 

 de la vapeur d'eau à différentes températures. C'est à cet effet 

 que j'ai transcrit le tableau suivant qui donne cette tension 

 pour des températures comprises dans les limites des varia- 

 tions atmosphériques. 



