— 129 — 



mais comme cet air n'est pas saturé et qu'il est supposé avoir 



f 

 un état hygrométrique -— = m, le poids de vapeur réellement 



contenue sera : 



F(0g^804) F 



et si le volume d'air considéré est le mètre cube, on aura 



0\804 F 



p z= m- 



i + a î 760 



Appareil météorologique portatif. — Préoccupé surtout de 

 faciliter les observations météorologiques aux voyageurs, ainsi 

 qu'aux personnes qui jusqu'à ce jour ont été rebutées par la 

 longueur des manipulations qu'entraîne l'examen de plusieurs 

 appareils séparés, j'ai eu l'idée de constituer un petit appareil 

 météorologique portatif, en ajoutant à l'hygromètre modifié 

 un baromètre métallique. Ce baromètre est représenté en K 

 (fig. 2). Il est fixé au tube qui forme la colonne de l'instrument 

 et ne change en rien l'instantanéité de la mise en expérience. 

 Il peut aisément être détaché du reste de l'hygromètre lorsqu'il 

 s'agit de procéder ;à la graduation ou à la vérification de ce 

 dernier. 



Le baromètre métallique peut être un de ceux fondés sur 

 les propriétés élastiques du tube de Bourdon, et que M. Félix 

 Richard construit avec autant de science que d'habileté. 

 Gomme les propriétés de ce tube sont telles qu'il peut accuser 

 des variations de pression d'une étendue petite ou grande, 

 l'instrument est réglé suivant qu'il est appelé à ne fonctionner 

 que dans les conditions ordinaires de l'atmosphère, dont les 

 variations, par les changements de temps, ne dépassent pas 

 au plus 6 centimètres de mercure, ou selon qu'il est destiné à 

 être transporté à des altitudes très différentes, et à accuser par 

 conséquent des variations de pression de 15 à 20 centimètres 

 dans la colonne mercurielle. 



Ainsi composé, l'appareil portatif offre de très grands avan- 



