— 188 — 



Par cette courte description, on reconnaît combien la dis- 

 position de la pipette de M. Stas est plus simple que celle de 

 Gay-Lussac, et combien surtout sa ma-nœuvre est plus expé- 

 ditive. L'admirable méthode d'essai de Gay-Lussac seitrouve 

 ainsi notablement simplifiée dans sa partie instrumentale, et 

 cela explique pourquoi la nouvelle pipette a été substituée à 

 l'ancienne dans tous les laboratoires où la voie humide est 

 employée. 



Mais malgré ces simplifications, il existe encore une grande 

 sujétion, commune aux deux pipettes qui viennent d'être dé- 

 crites. Elle consiste en ce que, lors du remplissage, l'une des 

 mains de l'opérateur, et le plus souvent les deux se trouvent 

 astreintes à régler l'écoulement de la liqueur et à obtenir l'af- 

 tleurement, et que, pendant ce temps, il est impossible à cet 

 opérateur de faire aucune autre manipulation. On admettra 

 donc sans difficulté qu'une disposition dans laquelle le rem- 

 plissage de la pipette se ferait sans nécessiter la présence et 

 la surveillance de l'opérateur, augmenterait notablement la 

 célérité des essais. 



Appareil à niveau constant. — Dans toutes les installations 

 de la voie humide, le réservoir qui renferme la dissolution de 

 sel marin est toujours placé fort au-dessus de la pipette; mais 

 si cette disposition a l'avantage de rendre le remplissage plus 

 prompt, elle offre l'inconvénient d'exiger la surveillance inces- 

 sante de l'opérateur, afin de ne pas perdre de la dissolution. 

 Par contre, si l'on fait en sorte qu'à la fin du remplissage la 

 pression soit la môme sur le plan horizontal passant par le 

 point d'affleurement de la pipette et par le réservoir, il y aura 

 équilibre dans la masse liquide ; par suite, le remplissage se 

 produira sans nécessiter la surveillance de l'opérateur et sans 

 avoir à redouter aucune perte de liqueur. 



J'ai obtenu ce résultat à l'aide d'une installation fort simple. 

 Elle consiste (figure 3) à faire fonctionner le récipient R à la 

 façon du flacon de Mariotte, et à le placer à une hauteur telle 

 (]ue l'orifice du tube T qui règle l'écoulement et le point 



