10 
einem zweiten verstellbaren Ring F, der als örtliche 
Verdickung des Stabes funktioniert, 
und einem Arm G der am Stabe angeschraubt ist um 
beim Ablesen den Stab immer in demselben Stand zu halten. 
Die Durchbohrung des untern Querbalkens ist soweit 
erweitert, dass darin eine durchbohrte Schraube H geht. 
Die Durchbohrung derselben ist so weit dass der Stab 
darin vollkommen frei läuft. Die obere konische Fläche 
der Schraube ist roo-teilig verteilt. Die Schraube hat einen 
Gang von 1 mm., sodass 1 Teilstück der Einteilung o,or 
mm. entspricht. Zum Ablesen steht auf dem untern Quer- 
balken ein stehender messerförmiger Index Il, der eben 
diese Höhe haben muss, weil die Einteilng in verschiedenen 
Höhen abgelesen werden muss. 
An dem untern Ende hat der Stab 
eine konische Einbohrung. 
Je nach dem Gebrauch können in 
den Stab verschiedene Einsatzstücke 
eingesetzt werden. 
Für den Gebrauch des Apparates 
benützt man einen solieden ‘Tisch, 
womöglich mit starker Steinplatte. 
Dieser Tisch ist senkrecht unter dem 
Stab durchlöchert, so dass ein Ver- 
suchsstab von untenher senkrecht 
aufgestellt werden kann. 
Gebrauch für Bestimmung der 
Haerte. 
Als Versuchsmaterial benützt man 
Holzwürfel von circa 3 cm Seite, welche dieselben Jahres- 
ringe enthalten, welche auch in den Versuchsstäben für 
das Biegen enthalten sind. Es werden am Besten 3 cm 
hohe Stücke der Holzringteile benützt, welche man aus 
den Versuchsstämmen herausgeschält hat. (Fig. 6.) 
In den Apparat setzt man das Einsatzstück ein welches 
auf der Stellschraube links liegt. Dieser Apparat endet in 
einer Nadel ohne Spitze von 0.7 mm. Durchmesser. 
Nun lässt man den Stab auf die Hirnfläche des 
Klötzchens nieder, indem man den ausbalanzierten Stab 
oben mit 5o gr. belastet. 
Danach windet man die Schraube H soweit empor bis 
