— 114 — 



so stand der Heber (c Abb. 6), durch welchen die Lauge abgezapft wurde, mit 

 einem Meßgefäß in Verbindung. Abb. 6 zeigt uns die Anordnung des ge- 

 füllten Ballons und seiner verschiedenen Teile. Auf einem breiten Tische C 

 ist ein vierbeiniger Bock D befestigt, auf dessen Platte der Zinkbehälter 

 gestellt wird. Das Heberrohr c mündet in die Meßröhre, welche auf dem 

 an D befestigten Brett EF angebracht ist. Die zylindrische Meßröhre ver- 

 jüngt sich nach unten und ist hier mittels Kautschukschlauch und Quetsch- 

 hahn (p) geschlossen. Am anderen Ende trägt sie einen doppelt durch- 

 bohrten Kautschukstopfen. Durch die eine Durchbohrung mündet das 



Heberrohr c, welches bei n einen 

 Quetschhahn trägt; durch die andere 

 Durchbohrung steht die Meßröhre mit einem 

 U-Rohre f in Verbindung. Es enthält mit 

 Kalilauge getränkte Bimsteinstücke und ver- 

 hindert, daß kohlensäurehaltige Luft beim 

 Ausfließen der Barytlauge aus der Meßröhre 

 in diese eindringt. Die Skala d reicht von 

 0—500 und ist in 10 Teile geteilt. Zur 

 Füllung schließt man den Quetschhahn p, 

 öffnet den Quetschhahn n und schließt ihn 

 wieder, wenn die Flüssigkeit bis gestiegen 

 ist. Die Öffnung des Quetschhahnes p ge- 

 stattet, so viel Flüssigkeit abzulassen, als 

 man benötigt. Die Meßröhre ruht mit 

 ihrem verjüngten Ende auf einer durch- 

 bohrten Leiste und ist an dem oberen 

 Ende auf dem Brette F mit der Klam- 

 mer o befestigt. Wenn man sie öffnet, 

 kann man die Röhre zur Reinigung heraus- 

 nehmen. 

 Mit Rücksicht auf die von Pettenkofer^) angegebenen Fehlerquellen 

 beim Titrieren mit Oxalsäure wurde der Barytlösung immer etwas Chlor- 

 baryum zugesetzt. Es versteht sich von selbst, daß bei der angegebenen 

 Art der Füllung der Ballons, wenn von dem allerersten Ballon abgesehen 

 wird, der Gehalt an Barythydrat sehr ungleichmäßig sein mußte. Die 

 Anwendung einer Barytlösung von konstantem Gehalt für alle Versuche 

 hätte das Arbeiten außerordentlich erschwert und verteuert, was beides zu 

 vermeiden war. Schon so nahm die sorgfältige Ausführung der Versuche 



Abb. 5. Behälter für Barytlauge 

 mit Füllvorrichtung, ca. Via nat. Gr. 



») Abhandlungen d. Bayer. Akad. d. Wissenschaften 1862 Bd. IX, Abt. 2 



S. 231. 



