— 115 — 



inkl. der Titration sehr viel Zeit in Anspruch. Übrigens kam auch wenig 

 auf eine konstante Barytlösung an. Für jeden Arbeitstag wurde der Titer 

 der Lösung neu bestimmt. 



Gegen die Anwendung dieser Methode machte sich zunächst ein 

 wichtiges Bedenken geltend, ob es nämlich möglich sei, bei großen Flüssig- 

 keitsmengen den Kohlensäuregehalt durch Titration mit Oxalsäure genau 

 genug zu bestimmen. Es verstand sich von selbst, daß der Inhalt jeder 

 Vorlage für sich bestimmt wurde. Aber selbst von dem Inhalt einer 

 Vorlage konnte immer nur ein Bruchteil bestimmt werden, denn die ganze 

 Masse zu titrieren, wäre zu zeitraubend 

 mid zu kostspielig geworden. Es 

 konnte sich also nur darum handeln, 

 welcher Bruchteil gewählt werden 

 sollte. Nach wiederholten Ver- 

 suchen mit verschiedenen Mengen 

 blieb man endlich bei der Titra- 

 tion von 25 ccm stehen. Enthielt 

 die Vorlage 1000 ccm, mußte der 

 gefundene Wert mit 40, enthielt 

 sie nur 800 ccm, immer noch 

 mit 32 multipliziert werden. Durch 

 die Multiplikation mit einem so 

 großen Faktor schien die Bestimmung 

 eine zu große Ungenauigkeit zu er- 

 reichen, doch ist das nur scheinbar. 

 Wenn man in jedem einzelnen Falle 

 die Titration so lange fortsetzt, bis 

 man zwei genau übereinstimmende 

 Bestimmungen erhält — bei einiger 

 Übung ist das zu erreichen — ist der 



Fehler nicht bedeutend. An der Bürette kann man genau Va Zehntel 

 eines Kubikzentimeters ablesen. Die beiden übereinstimmenden Be- 

 stimmungen können um den wahren Wert nur um V2 Zehntel herum 

 schwanken. Bei der Multiplikation kann demnach der Fehler nur das 

 Vierzigfache dieses Betrages ausmachen. Entspricht 1 ccm Oxalsäure 1 mg 

 CO:;, so würde also der Fehler, der in einer Vorlage gemacht wird, 2 mg 

 ausmachen. Das ist ein verschwindender Betrag gegenüber den Beträgen, 

 welche sonst in Frage stehen. Wenn die Assimilation sich auf 4 — 6 

 Stunden erstreckt und es sind dazu 4 Vorlagen k 1000 ccm nötig gewesen, 

 so würde der Fehler für diesen ganzen Versuch 8 mg betragen, das macht 

 für die Stunde einen Fehler von 2 mg, der nicht ins Gewicht fällt, wenn 



Abb. C. Apparat zur Füllung der Vorlagen 

 mit Barytlauge, ca. Vs« "^.t. Gr. 



