XLIV 



» Le générateur consiste en un cylindre de métal, fermé à 

 ses deux extrémités. A trois centimètres au-dessus du fond 

 inférieur, existe une grille en forme d ecumoii^e ; à sept centi- 

 mètres au-dessous du fond supérieur, existe une semblable 

 grille. L'espace compris entre ces deux grilles est rempli de 

 coton cardé, ni trop ni trop peu pressé. Les compartiments 

 extrêmes restent vides. Un tube, débouchant extérieurement 

 au sommet de l'appareil , traverse la couche de coton et dé- 

 bouche intérieurement au-dessous de la grille inférieure ; un 

 autre tube est soudé au sommet de l'appareil et communique 

 avec l'espace vide supérieur. 



» Pour se servir de l'appareil , on verse , par le tube débou- 

 chant de la partie supérieure, du pétrole volatil, ou gaz mille, 

 ou bien de la benzine, en quantité suffisante pour imbiber le 

 coton : s'il y a excès, le trop-plein se dépose au fond du 

 cylindre. On adapte un tube de caoutchouc à l'une et à l'autre 

 des tubulures. 



» Le tube en caoutchouc communiquant avec la partie 

 supérieure du système porte l'orifice de combustion, lequel 

 consiste en un bec de Bunzen, ou en une réunion de plusieurs 

 becs, précédés d'un appareil de sûreté. Par l'autre tube, on 

 donne une pression d'air, au moyen de la bouche ou d'un 

 soufflet. 



» L'air, qui traverse le coton imbibé, entraine assez d'hy- 

 drogène carbonné pour être inflammable, et produit un jet de 

 plusieurs décimètres. 



» Il est des circonstances où le dard se maintient enflammé, 

 d'autres où il est besoin d'une veilleuse. L'expérience montrera 

 que cette variante dépend de la pression. 



» L'emploi de notre appareil n'est pas pénible : la chambre 

 vide supérieure facihte l'obtention d'un jet continu. 



» Le laboratoire, auquel nous adaptons ce chalumeau, n'est 

 qu'une modification du fourneau de MM. H. Sainte-Claire 

 Deville et Debray. » 



M. le président commuuique ensuite les réponses faites aux 



