— 94 — 



donc être proscrits de l'horlogerie de précision; et si nous in^ 

 sistons sur ce fait , c'est dans le but de concourir à la dissi- 

 pation d'une erreur trop répandue et pour condamner d'avance 

 les quelques horloges munies de semblables pendules qui 

 figurent à l'Exposition et y sont qualifiées bien gratuitement 

 du nom de régulateurs. 



Les deux dispositions compensatrices que le temps et l'ex- 

 périence ont consacrées jusqu'à ce jour sont réalisées dans ce 

 qu'on appelle le pendule à mercure de Graham , et le pendule 

 à gril de Harrisson. Dans le pendule de Graham, la compen- 

 sation est obtenue par les variations dans la hauteur d'une 

 colonne cylindrique de mercure qui constitue en même temps 

 la masse oscillante du pendule. Dans celui de Harrisson, l'in- 

 variabihté de la longueur d'oscillation est obtenue par l'anta- 

 gonisme de tiges métalliques dont les coefficients de dilatation 

 sont différents : les métaux plus spécialement employés dans 

 cette disposition sont le fer ou l'acier et le laiton. 



Bien que les deux systèmes de compensation ci - dessus 

 soient des inventions anglaises, le pendule de Graham semble 

 préféré chez nos voisins d'outre-Manche. On objecte bien à ce 

 pendule d'avoir son système compensateur relégué à la partie 

 inférieure de la tige, de telle sorte que la compensation pour- 

 rait être imparfaite , et même nulle , si la température ne 

 variait pas d'une manière uniforme dans la tranche d'air qui 

 a pour épaisseur la longueur du pendule. Mais, malgré cette 

 imperfection , l'expérience démontre que lorsque ce pendule 

 est établi théoriquement , ses fonctions sont parfaites et qu'il 

 justifie pleinement la réputation dont il jouit en Angleterre. 



Relativement au pendule à gril, généralement formé d'acier 

 et de laiton, la théorie indique que pour un pendule à secondes 

 il faut employer, à très peu près, 2". 54 de tiges d'acier et 

 i'».547 de laiton. Or, d'après la disposition de Harrisson, ces 

 longueurs métalliques doivent être comprises dans la lon- 

 gueur d'oscillation, qui est en moyenne de 0'".993 pour la 

 France ; il en résulte que l'on est dans la nécessité de frac- 



