— 114 — 



à se manifester ; dès lors on entrevoit comment le compensa- 

 teur auxiliaire peut corriger cette insuffisance. 



Les deux constructions ci-dessus, très judicieusement con- 

 çues , ont besoin de la sanction de l'expérience pour bien 

 mettre en évidence leurs qualités et affirmer la régularité de 

 leurs fonctions. 



Balancier Rodanet (pi. VI, fig. 1). — En 1855, M. Ro- 

 DANET père , à l'aide d'un appareil fort ingénieux , a mis en 

 évidence ce fait, que dans le balancier circulaire à lames 

 bimétalliques le mouvement des masses réglantes était recti- 

 ligne, mais qu'il avait lieu suivant des droites qui ne visaient 

 pas le centre du balancier; de plus, comme il a également 

 constaté que les déplacements des masses sur ces droites sont 

 sensiblement proportionnels aux variations de la température, 

 on comprend aisément les retards observés aux limites extrê- 

 mes de température lorsque le réglage a été réalisé pour une 

 température moyenne. Aussi M. Rodanet a-t-il déduit cette 

 conclusion que l'uniformité de la compensation ne sera obte- 

 nue qu'autant que les déplacements des masses se feront 

 suivant des rayons du balancier. Or, il résulte des faits pré- 

 cédents que ce mouvement est incompatible avec la forme 

 circulaire donnée habituellement aux lames bimétalliques. 



C'est d'après ces considérations que M. Rodanet a construit 

 le balancier ayant la forme de la fig. 1, pi. VI ; balancier dans 

 lequel les déplacements des masses se font réellement vers le 

 centre. L'applicaLion de ce balancier à un chronomètre a 

 donné à son auteur des résultats assez satisfaisants, mais il 

 reconnaît lui-même que les expériences ne sont pas assez 

 nombreuses pour être décisives. 



Balancier Holtwii. — Les erreurs de la compensation 

 aux extrêmes de température sont corrigées dans le balancier 

 HoHwiJ, par un compensateur auxiliaire placé au-dessus des 

 arcs bimétalliques ordinaires et qui est formé par des lames 



