— 115 — 



également bimétalliques , mais beaucoup plus minces que 

 celles du compensateur principal et par conséquent plus sen- 

 sibles. 



Ce balancier, dont la fig. 2, pi. VI représente la disposition 

 générale, ayant été adapté à un chronomètre, a fourni à l'au- 

 teur les résultats les plus satisfaisants. 



Ainsi, ce même clu-onomètre, avec compensateur ordinaire, 

 qui fournissait la marche suivante : 



-|- 5", 55 centigrades — 3, 1 secondes. 



15°, 50 à 17% 8 centigrades. ... — 5, 6 — 

 30" centigrades — 3, — 



une fois muni d'une compensation auxiliaire, a donné : 



1% 11 centigrades — 6, 61 secondes. 



17°, 77 — — 6, 30 — 



32% 22 — — 6, 53 — 



Les résultats remarquables fournis par des chronomètres 

 de M. HoHwii, après 25 ans de marche sous diverses latitudes, 

 ne laissent plus de doute sur les précieux effets d'une compen- 

 sation additionnelle. — Les certificats des officiers de la 

 marine hollandaise, qui ont eu occasion de suivre la marche 

 des chronomètres HoHwli, en sont un témoignage irrécusable. 



Balancier Dent et C*. — C'est surtout en Angleterre 

 que la question des balanciers compensateurs a été étudiée 

 avec persévérance : aussi les chronomètres anglais sont-ils 

 accompagnés de nombreux spécimens de balanciers com- 

 pensés dont les combinaisons, très rationnelles en- théorie, 

 n'ont probablement pas encore été justifiées par l'expérience, 

 et c'est malheureusement ce qui arrive trop souvent dans 

 cette importante question. Tous les horlogers connaissent les 

 combinaisons fort ingénieuses des balanciers Hartnupp et 

 KuLBERG, mais dont les prévisions n'ont pas été justifiées dans 

 l'application. On peut donc dire que les recherches sur la 



