— 160 — 



deux tubes et vis-à-vis un point de repère d\ le ballon A 

 étant ouvert. 



Dans cet état, on ferme le ballon à l'aide de l'obturateur, et 

 l'instrument contient un volume V d'air à la pression atmo- 

 sphérique H. 



On descend ensuite le tube C de manière à produire une 

 augmentation de volume cl'B^v\ il en résulte une différence 

 de niveau du mercure b'C = h, et l'équation [1] fait con- 

 naître V. 



Pour déterminer le volume d'une graine, par exemple, on 

 rétablit l'affleurement en d\ et on ouvre le ballon dans lequel 

 on verse la graine, puis on ferme avec l'obturateur. L'instru- 

 ment contient alors un volume V — x d'air à la pression H, 

 X étant le volume de la graine. 



On abaisse de nouveau le tube C, de manière à obtenir la 

 même augmentation de volume que précédemment ; de sorte 

 que l'appareil renferme un volume V — x-\-v d'air sous la 

 pression H — h\ h' étant la dénivellation produite dans les 

 deux colonnes de mercure. L'équation [3] sert à déterminer x. 



Mais le procédé de Say ne donne que des résultats peu ap- 

 proximatifs, en raison de la condensation des gaz à la surface 

 des corps, et même, lorsqu'il s'agit de corps granuleux ou 

 pulvérulents, ces résultats peuvent être tout à fait erronés : 

 aussi ce procédé est-il aujourd'hui abandonne. 



Le calcul de la formule [4] exige la connaissance de la hau- 

 teur barométrique, au moment do l'expérience, et comme le 

 voluménomètre que je viens de décrire était destiné à fonc- 

 tionner dans des circonstances où cette connaissance pouvait 

 faire défaut, j'eus l'idée de faire servir l'appareil lui-même à 

 la mesure de la hauteur barométrique. 



La disposition de l'instrument reste la même; la seule con- 

 dition expresse qu'il doive remplir, c'est une fermeture her- 

 métique par l'obturateur. Gela établi, voici comment on pro- 

 cède : 



On enlève l'obturateur, puis on verse du mercure dans le 



