— 162 — 



Si cet instrument était susceptible de mesures très précises, 

 on devrait avoir 



11 h:=9 h'; 



mais, en général, ces deux valeurs de H diffèrent entre elles 

 d'une petite quantité, et c'est leur moyenne qui fournit une 

 expression très rapprochée de la hauteur barométrique. L'ap- 

 proximation dépend de la précision qu'on apporte dans la me- 

 sure de h et de h\ et de la constance de la température de l'air 

 contenu dans l'appareil. 



En résumé, la disposition du voluménomètre dont je viens 

 de décrire la manœuvre, offre entre autres avantages : 1° une 

 grande facilité pour les affleurements, par suite du déplace- 

 ment vertical du tube C, qui produit les différences de niveau 

 plus promptement que par l'écoulement ou l'addition du 

 mercure dans ce tube ; 2° une lecture rapide des hauteurs /( 

 et h\ due à la grande proximité des tubes B ei C ; 3" enfin, 

 l'emploi d'une quantité de mercure relativement très faible. 



