— 534 — 



valles précédents est en outre subdivisé en cinq parties égales ; 

 par suite, chacune de ces subdivisions correspond à 0,2 de 

 millième de la capacité normale. 



En adoptant l'emploi d'un tube de platine de 5 millimètres 

 de diamètre extérieur, on est à peu près certain que chaque 

 millième d'une capacité normale voisine de 1 00 centimètres 

 cubes, correspond sensiblement à un déplacement de 5 milli- 

 mètres de ce tube dans le sens de son axe ; et comme dans les 



essais d'argent par la voie humide on pousse rarement la pré- 



1 

 cision au delà de - de millième, on voit que ce volume de li- 



5 



quide est mesuré, en plus ou en moins, par un déplacement 

 du tube Tfiui diifère peu de 1 millimètre. 



J'ai dit précédemment que, selon les variations de la tempé- 

 rature, les changements de capacité à faire subir à la pipette 

 sont donnés par les chiffres de la table de Gay-Lussac, pris 

 avec des signes contraires, changements consignés dans la 

 table 'précédente. Maintenant, pour convertir ces change- 

 ments de capacité en divisions de la pipette, il suffit de se 

 rappeler que chacune de ces divisions équivaut à 0,2 de mil- 

 lième de la capacité normale de l'instrument ; dès lors les 

 chiffres de la table précédente seront représentés par les 

 nombres de divisions du tableau suivant qu'on obtient en 

 divisant les chiffres de la première table par 0,20. 



Le signe -|- indique que les divisions sont comptées au- 

 dessus du trait ; le signe — que ces divisions sont comprises 

 au-dessous du même trait. 



