iöt 



zoodanig dat wanneer men dezen thermometer verticaal voor 

 zich neemt, de bol en de eene helft van de huis Unks, de 

 andere helft regts geplaatst is, ferwijl de hol heneden en de 

 bocht in de huis hoven is : de buis moet zoo lang zijn , dat hij 

 de hoogste temperatuur, die men moet waarnemen, het kwik 

 nog beneden het punt, waar de buis omgebogen is, blijft. 

 Verder is er aan de inrichting van den thermometer niets bij- 

 zonders dan dat op het punt, waar de huis aan de Ixtl ver- 

 bonden is, een klein glazen staafje aangebracht is, hetwelk 

 de huis op dat punt eenigszins vernauwt; deze vernauwing 

 moet zooveel bedragen , dat zoolang de bol van den thermo- 

 meter beneden de bocht blijft , er geen invloed op de beweging 

 van het kwik uitgeoefend wordt, maar dat, indien de thermo- 

 meter omgekeerd wordt, de kwikkolom bij den bol afbreekt. 



Draait men dezen thermometer nu langzaam om, zoodanig 

 dat hel linkergedeelte, dat is dat waar de bol zit, eerst bene- 

 den komt, zoo zal, zoodra de bocht lager dan de bol komt, 

 de kwikkolom bij den hol afbreken, en dat kwik zal, als men 

 verder met draaijen in dezelfde richting voortgaat, wanneer <le 

 bocht het laagste punt inneemt, zich geheel in de bocht, waar 

 de doorsnede der buis grooter gemaakt is, verzamelen: draait 

 men nu verder voort , altijd in denzelfden zin , zoo gaat het 

 kwik hl het andere gedeelte van de buis over, en wanneer de 

 thermometer zijn onspronkelijken verticalen stand weer inge- 

 nomen heeft, is al het kwik, dat op het oogenhlik dat men 

 begon te draaijen, in het linker gedeelte der huis hoven den 

 hol stond, overgegaan in den rechter arm; hoe hooger de 

 temperatuur van den thermometer op het oogenhlik van draai- 

 jing was, des te hooger zal het kwik in dit rechter gedeelte 

 staan. Achter dit gedeelte der huis is eene schaal geplaatst, 

 die men door middel van vergelijking met een anderen thermo- 

 meter verdeeld heeft, en waarop men de temperatnur vanden 

 thermometer op het oogenhlik, dat hij omgedraait werd, afleest. 



Wanneer men dezen thermometer, wanneer de bol op de- 

 zelfde wijze als bij dien van Miller-Casella tegen de drukking 



