Wanneer deze Üieriuonieter eeiiuiaai goed opgesteld is, vol- 

 doet hij zeer goed; het transport er van is echter vrij moeije- 

 lijk, maar niet moeijelijker dan van eea^ Six's thermometer. 



Deze laatste is een alcohol-thermometer, waarin een stuk 

 van] de alcohol-kolom door kwik vervangen is ; om Je voor- 

 komen , dat deze twee vloeistoffen zich vermengen , is de buis 

 op de hoogte waar het kwik zit , omgebogen ; wanneer men 

 nu maar zorgt , dat de !)ogt lager dan de overige gedeelten 

 van den thermoiiiieter geplaatst is , blijft het kwik in de bogt en 

 vermengt ziet niet met den alcohol, maar schuift met de tempera- 

 tuursveranderingen, die het instrument ondervindt, heen en weder. 



De nieuwe thermometer van Casella is een kwikthermome- 

 ter, waarin een stuk van de kwikkolom door alcohol vervau 

 gen is ; bleef de thermometer regt , zoo zoude het bovenste 

 gedeelte van het kwik door den alcohol heen dalen . en de al- 

 cohol boven in de buis komen; om dit te voorkomen is de 

 buis op de hoogte waar de alcohol zit , omgebogen ; wanneer 

 men nu maar zorgt dat de bogt hooger dan het overige ge 

 deelte van den thermometer geplaatst is, zoo blijft de alcohol 

 in de bogt, vermengt zich niet met hel kwik, maar schuift 

 met de temperatuursveranderingen die het instrument onder- 

 vindt, heen en weder. In beide thermometers worden de 

 vloeistoffen door middel vao zamengeperste lucht tegen elkan- 

 der aangedrukt. 



Bij het transport moet men dus Six's thermometer met den bol 

 naar boven houden, den nieuwen thermometer daarentegen met 

 den bol naar beneden ; het een is niet moeijelijker dan het ander. 



Toen de beschrijving van dezen nieuwen thermometer in eene 

 vergadering van de Meteorological Society van Londen werd 

 voorgedragen, bleek bet bij de discussie, dat deze thermome- 

 ter eigenlijk eene combinatie was van twee vroeger uitgevon- 

 den thermometers, namelijk van een maximum-thermometer 

 van HicKS en van een minimum-thermometer van Marchï te 

 Florence. Marchi's thermometer is mij niet bekend ; die van 

 H(CKS, waaraan tevens een inrichting voor hel minimum ver- 



