135 
bestemt Middelfrictionen af Dynamomelrets Middeludvidelse, istedetfor at beregne den af 
de enkelte Friclioner Fi, Fe, Fs,...... Fn, der først selv skulde beregnes af de erholdte 
Udvidelser af Dynomometret. 
Sphærometret, som jeg benyttede ved Maalningerne, er construeret saaledes, som 
det er afbildet Tabel II, Fig. 1. For med dette Instrument nöiagligt at kunne maale Skin- 
nernes Udvidelse, er foran paa Banen og bag paa Sleden fastskruet 3de planslebne Glas- 
plader, ved Hjælp af Messingplader. Igjennem hver af disse Messingplader er i Midten 
boret et cylindrisk Hul af 2de Liniers Diameter, hvorigjennem Staalfödderne beröre de 
planslebne Glasplader. Derved holdes Sphærometret under hver Maalning omtrent paa 
samme Sted og i samme Stilling imod Frictionsstangen. Maaleskiven paa Sphærometret 
er deelt i 360 hele Grader, hvoraf hver Grad igjen er deelt i tvende halve. Alt er ind- 
rettet saaledes, at Staalskruens Endepunkt staaer lige ud for Stangen, hvis Udvidelse skal 
maales; naar man da bestemmer Gradeantallet paa Sphærometret, svarende. til Stangens 
Længde får og efter Udvidelsen, da kan Udvidelsens Stårrelse deraf beregnes. 
, For at bestemme, hvormeget Skruen paa Sphærometret rykker frem ved en Om- 
dreining af 1 Grad efter den inddeelle Skive paa Spherometret, har jeg foretaget folgende 
Maalning: Et paa begge Endeflader. parallelslebet og poleret Glasprisma af omtrent 20 Milli- 
metres Længde blev maalt först med mit og derpaa med den polytechniske Læreanstalts 
Sphærometer; mit Sphærometer befandtes netop. at maatte omdreies 62 Gange for at rykke 
Skruen saa langt frem, som Prismet var langt. Den polytechniske Læreanstalts Sphæro- 
meter, der er deelt i 2000 Dele maatte derimod omdreies 50 hele Omgange og dertil endnu 
1690 Dele efter den inddeelte Sphærometerskive; hvoraf fôlger : 
at 62 x 360° — 22320? paa mit Sphærometer er lig 50 x 2000 + 1690 = 101690 
Dele efter Læreanstaltens Sphærometer, der er saa fiint, at 1 Omdreining af Skruen rykker 
denne 2 Millimeter frem eller tilbage i Retning af Længden. Een Decl paa Deleskiven af 
delte Sphærometer flytter altsaa Skruen 
3050: 3 = 0,0002 Millimeter; 
22320" efter mit Sphærometer er fölgelig lig 101690 >< 0,0002mm = 20,3380mm, hvoraf 
fölger, at en Dreining af Sphærometerskiven af 1 Grad frembringer en Flytning af Skruen 
i Retning af Længden 
af: 0,0009112 Millimetre. 
Forsøg bleve derefter anstillede for at bestemme den trækkende Krafts Størrelse i Forhold 
til Udvidelserne af Dynamometret. Slæden S blev opstillet paa Forsiden, og forskjellige 
Vægte fra 0 til 8 Lispund bleve ophængte i Dynamometret; Stillingen af Kraflviseren p 
blev nôiaglig observeret for hver af de ophængle Vægte, og Diametren af de tilsvarende 
Cirkler paa Skiven o bleve maalte i Millimetre. Herved fik jeg folgende Tabel over den 
diametrale Udvidelse af Dynamometret, svarende til de anvendte trækkende Kræfter. 
