74 40 



en passende Friktion, idet E er spaltet; \ed Skruen p kan F derfor klemmes mere eller 

 mindre tast i sin Mottrik. E bærer endvidere en elektrisk Klemskrue. Over Spidsen af 

 Skruen F, der er forsynet med et kort Stykke tilloddet Platintraad, er der paa Stemme- 

 gaflen fastloddet en lille Platinplade. Forbindes de lo elektriske Klemskruer med Polerne 

 af et galvanisk Element, og indskydes i Elementets Kredslob et Galvanoskop, vil dette 

 sidste give tilkjende, naar der kommer Berøring mellem Stemmegaflen og Kontaktskruen F. 

 Paa dennes Hoved var der anbragt en inddelt Kreds i Forbindelse med en fast Viser. Naar 

 man boldt Stemmegaflen rolig i sin Ligevægtsstilling og drejede Skruen, til Galvanoskopet 

 gav Udslag, kunde man paa Kredsen aflæse denne Skruens Nulstilling. Ved derpaa at 

 dreje Skruen tilbage kunde man paa Kredsen aflæse Afstanden fra Stemmegaflens Lige- 

 vægtsstilling til Kontaktskruens Platintraad; Skruegangshøjden var Vs Mm. Kommer 

 Stemmegaflen i Svingninger, hvis Udsving naar denne Afstand, vil Galvanoskopet give dem 

 tilkjende, medens alle mindre Svingninger ikke ville mærkes. 



Stemmegaflen blev nu, efter at være anbragt paa sin Plads ved Skiven, benyttet 

 saaledes, at man tilvejebragte en ringe Afstand mellem F og Gaflen; Sprøjteflasken 

 med Farvestof til Hastighedsmaalingen blev anbragt i Jærnskiven i Rolationsapparatet, og 

 Faldstangen blev hængt op i sin Elektromagnet. Ved en Katbetometerkikkert kunde Spidsen 

 af Stempelstangen iagttages. Sættes Apparatet i Botation, linder man uafladelige Udslag 

 ved smaa Hastigheder; voxer Hastigheden bliver Magneten i Ro, indtil man kommer i Nær- 

 beden af Omløbstal 15,6; da slaar Magneten energisk ud for atter at svinge tilbage og 

 blive i Ro, til man er i Nærbeden af Omløbstal 23,4, hvor der atter iagttages et ved- 

 varende Udslag. Naar dette Udslag sees, indstilles Kathetometerkikkerten paa Stempelstangen. 



Herefter fjærnes Kontaktskruen noget fra (laflen, og man lader Hastigheden vove 

 eller aftage meget langsomt, saaledes at Stempelstangen passerer den før iagttagne Stilling; 

 hvis Strømmen i Galvanoskopet herved boldes sluttet i nogen Tid, fjærnes Kontaktskruen 

 yderligere; saaledes fortsættes, indtil man faar Kontaktskruen saa fjærn, at man kun ved 

 yderst langsom Variation i Hastigheden kan faa et forbigaaende Udslag paa Galvanoskopet. 

 Naar dette er opnaaet, iagttages den Stempelhøjde, der haves samtjdig med Udslaget. Af- 

 standen fra Gatlen til Kontaktskruen vil meget nøje være lig det Maximum af Udsving, der 

 kan naaes under de forhaan den værende Betingelser, og maales Omløbstallet i det Øjeblik, 

 da Galvanoskopmagneten gjør sit Udslag, vil dette Omløbstal A' kunne tjene til Bestemmelse 

 af Svingningstallet. 



Efterat Kontaktafstand og Stempelstilling' saaledes ere bestemte, tilvejebringer man 

 paany Omløbstallet A 7 vejledet af Stempelbøjden. Naaes N ved for hurtig Variation, vil 

 Stempel stangen passere Stillingen, uden at der kommer noget Udslag paa Galvanoskopet; 

 kun hvis man opnaar at tilvejebringe N konstant eller ved en minimal Variation, opnaaes 

 Udslaget, og naar det iagttages, bevæges Vægtstangen, der fremkalder Udsprøjtningen og 



