87 



nøjere omtalte. I adersøgelserne ere i det væsentlige udførte efter de Forbilleder, der ere 

 givne for saadanne i J. Thomsens «Thermochemische Untersuchungen», i Keglen 

 endog med de samme Apparater, der af Hr. Prof. Thomsen med stor Velvilje ere lilevne 

 stillede til min Raadighed. En Garanti for Forsøgenes Nøjagtighed har jeg søgt ikke blot 

 i Overensstemmelsen mellem de gentagne Forsog med samme Bestemmelse, men ogsaa 

 deri, at jeg som Regel med de anvendte Apparater og Methoder forud har foretaget 

 Forsøg med andre Stoller, for hvilke den paagældende Reaktionsvarme tidligere var bestemt. 



Vægtfyldebestemmelserne ere udførte med Pyknometeret. Da de Heste af de under- 

 søgte Stoffer ere tintdelte Bundfald eller Pulvere, er der anvendt særlig Omhu for absolut 

 at udelukke vedhængende Luftblærer eller Luft opløst i Vandet. Dette lader sig — efter 

 de Erfaringer, jeg har gjort — i mange Tilfælde ikke opnaa fuldstændigt ved Benyttelse 

 af Luftpumpen alene. Selv ved tiere Timers Henstand under en Klokke, i hvilken Trykket 

 var bragt ned til nogle faa Millimeter, lykkedes det ikke altid ganske at fjerne Luften fra 

 Stoffet i Pyknometeret, i Særdeleshed for saadanne Stoffer, der vanskeligt befugtes fuld- 

 stændigt af Vandet, saa at et tyndt Lag holder sig svømmende paa Overfladen. For al 

 opnaa dette er Kogning — ved almindeligt Tryk eller i luftfortyndet Rum — nødvendig. 

 Fremgangsmaaden er for de forskellige Stoffer varieret paa følgende Maader: 



(1) Hvis Stoffet er et tintdelt Bundfald, der helst maa undersøges i fugtig Tilstand, 

 eller hvis det i tør Tilstand meget vanskeligt befugtes af Vand, anbringes det i en Be- 

 holder (Å, Fig. 1) tilligemed noget mere Vand. 

 end Pyknometerbeholderen kan rumme. Til 

 Bunden af Beholderen gaar et knæbøjet Rør, 

 der med indskudt Glashane (i) staar i lufttæt 

 Forbindelse med den ene Aabning af den fuld- 

 stændigt tørrede Pyknometerbeholder (B), hvis 

 anden Aabning staar i Forbindelse med en 

 Aspirator, ligeledes med indskudt Glashane (c). 

 \ andet i Beholderen opvarmes til Kogning. 

 Dersom Stoffet ikke taaler Opvarmning til 100°, a 

 anvendes Kogning ved lavere Temperatur i 

 luftfortyndet Rum , der let tilvejebringes ved 

 Sugning gennem a, idet Hanen b holdes lukket. Naar Luften er uddreven, aabnes denne, 

 og ved Hjælp af Aspiratoren suges Stoffet med Vandet ind i den iforvejen opvarmede 

 Pyknometerbeholder. Naar denne er fyldt, lukkes begge Hanerne b og c, saa al Vandet 

 i Pyknometerbeholderen under Afkølingen er fuldstændigt afspærret fra Luften. Stof- 

 mængden bestemmes efter Forsøget ved Tørring og Nejning eller paa almindelig vægt- 

 analytisk Maade. 



Fig. 1. 



