160 



af Kikkert paa fast Stativ kunde Vioo Grad med stor Bestemthed aflæses. Da det samlede 

 Calorimeters Vandværdi udgjorde 110 — 115 Gram og Varmestigningen imellem 1 — 2,5 Gr., 

 svarer altsaa Vioo Grad til 1 — V2 Procent; en Usikkerhed af dette Helob for de enkelte 

 Forsog formindskes naturligviis for Hovedresultatet ved Forsøgenes IMangfoldighed. 



For at undgaae Indflydelsen af den omgivende Lufts Varme blev Calorimetrct A 

 anbragt i en af poleret Messingblik dannet Kapsel med Laag, saaledes som antydet er i 

 Fig. 3. Rørerens Axe havde en saadan Forlængelse e, at den naaede ned under Bunden 



Fiff. 3. 



af den nederste Kapsel, og Røreren kunde altsaa let sættes i omdreiende Bevægelse. 1 

 Rummet imellem Calorimetret og Kapslen var et Thermometer anbragt for at bestemme 

 Luftens Varmegrad. 



Det egentlige Calorimeter blev, som alt anført, fyldt med Vand. Man vil maaskee 

 betvivle, at Isolationen i dette Tilfælde har været fuldstændig; men foreløbige Forsog viste, 

 at Isolationen var lige fuldstændig ved Anvendelsen af Vand eller Viinaand; idetmindste 

 viste Afledningen sig i begge Tilfælde at være ringere end der kunde aflæses paa den til 

 Forsøgene afbenyttede Oerllingske Sinusboussole, som var inddeelt til jVllæsuing af halve 

 Minuter, og hvis Stromeenhed (s = sin. 90°) svarer til omtrent 1" Knaldluft i Minu- 



