184 10 



Haslighed fra lîeliolderen I til Calorimelrel. Men for at man han forandre selve denne Ea- 

 stighed er Høret m forskydeligt; jo dybere del gaaer ned i Syren i il/, desto større er Luf- 

 tens Modtryk og desto mindre bliver Cblorets Udstromningshastighed; men saa længe 

 Røret m beliolder samme Stilling, er Udstrømningshastigheden fuldstændigt constant. 



1. Brintudviklingsapparatet er i Tavlen betegnet med A, B, C, D, E og F. 

 Jeg bar allerede tidligere beskrevet dette Apparat (ole Hække, Bd. 9 p. 239); del giver en 

 Strøm al reen Brint med en constant Hastighed, der kan reguleres; denne afhænger nemlig 

 af det Tryk, hvormed Brinten forlader Apparatet, og beslemmes ved Vandstanden i Behol- 

 deren U. Tillobet af Syre fra A reguleres nemlig saaledes, at der altid strømmer en ringe 

 Mængde Brint ud af Mundingen af det Rør, som er anbragt i E. For at Hastigheden kan 

 maales, dreier man Trcgangshanen 7 saaledes, at den udviklede Brint kan opfanges og 

 maales over Vand, og man dreier dernæst Hanen 6 saaledes, al den ønskede Brinlmængde 

 i Minulet udvikler sig, naar der samtidigt undviger et lille Overskud gjennem del Rør, der 

 er anbragt i Beholderen E. Ved et System af Ror med Kalihydrat og Chlorcalcium, F, 

 tørres Brinten, inden den ledes ind i Calorimelrel. 



c. Calorimetret. Calorimetrets Forbrændingsrum er en Platinkugle af omtrent '/3 

 Litres Indhold. Forneden 1 denne udmunde 3 Rør, af hvilke det ene slaaer i Forbindelse 

 med Chlorbeholderen, del andel med Brintapparatet og del Iredie med Absorptionsapparatet 

 for- den dannede Chlorbrintesyre. Det første Rør udmunder omtrent i Kuglens Centrum 

 i et Rør, der er dannet af meget tyndt Halinblik og indsmellet i Glasrøret og tjener som 

 Brænder for Chlorluften. De to Rør, som fore Chlor og Brint til Calorimetret, ere om- 

 givne af el opad aabent, af V20 Millimeter tykt Platinblik dannet, Rør af omtrent 2 Centi- 

 metres Tvermaal. Det til Clilorbrinten bestemte Afledningsrør er dannet af Tlatinblik af 

 samme Tykkelse, og har en Lysning af omtrent 6 Millimetre. 



Ghlorets Antændelse i Brinten skeer ved en Induclionsgnist; Ledningen tilveiebringes 

 ved tynde Platiulraade, der fore gjennem to af de tre nævnte Rør til del Indre af For- 

 brændingsrummpt og lade en Induclionsgnist springe over ved Chlorledningsrørels Platin- 

 munding. 



Absorptionsapparatet for den dannede Chlorbrinte er betegnet ved E; de to første 

 Beholdere indeholde kun destilleret Vand, den tredie er fyldt med smaaklippet udvasket 

 svensk Fillrerepapir, der er vædet med Vand og tjener til al oplage den sidste Rest af 

 Chlorbrinten. 



Den øvrige Indretning er den af mig sædvanligt anvendte. Plalinkuglen befinder 

 sig i en Beholder, som rummer 3000 Gram Vand og er stillet midt i Calorimetrets dobbelte 

 Hylster. En Roreindrelning, som boldes i regelmæssig Bevægelse ved en eleklroniagnetisk 

 Maskine, tilveiebringer en eensformig Temperatur i Vandet. Temperaturstigningen aflæses 



