U 185 



som sædvanligt med Kikkert; for ikke at complicere Tegningen for meget har jeg ikke 

 angivet Thermomelrene i Vandbeiioideren og Calorimetrets Hylster. 



Forsøget anstilles nu paa følgende Maade. Beholderen I er paa den angivne Maade 

 fj'ldt med Chlor; Hanerne 9, 10, 12 og 14 ere lukkede, Hanen 13 aaben; Røret »i har den 

 Stilling, som passer til den ønskede Haslighed af Chlorstrommen. Calorimetrets Platinkugle 

 og Absorptionsapparaterne fyldes med Brint, og tilsidst stilles Hanen 8 saaledes, at den 

 Luft, der befinder sig i Røret g, ligeledes erstattes af Brint og ledes ud gjennem Vinduet. 

 Derefter dreies Hanen 8 saaledes, at Roret h har Forbindelse med det lange Afledningsrør, 

 og Hanen 9 aabnes; Luften i Røret h uddrives da af Chloret. Naar Alt er forberedt og 

 Thermomelrene aflæste, lukker man Hanen 7; man lader Inductionsgnisten slaae over 

 gjennem Calorimetret, aabner lidt efter lidt Hanen 8 for Forbindelsen mellem g og /«, hvor- 

 ved Chlorstrømmen kommer ind i Calorimetret og antændes der; slutteligt aabner man 

 paany Hanen 7 for Brinten og lader nu Chiorets Forbrænding finde Sted saalænge, indtil 

 Temperaturstigningen har naaet den onskede Høide. Da afbryder man Chlorstrømmen, men 

 Brinten lader man strømme igjennem saalænge, indtil al Chiorbrinte er uddrevet af Platin- 

 kuglen. 



Den dannede CMorhrintesyre bringes ved Absorplionsapparalets Tomning og gjen- 

 tagne Udskylling med Vand op lil en vilkaarlig Vægt. Af denne vandige, godt blandede 

 Opløsning afveies en vilkaarligt valgt Mængde, og dens Chiorbrintemængde bestemmes; jeg 

 bestemmer nemlig, hvor stor en Vægt af min Normal-Barytoplosning der udfordres til at 

 neutralisere den Vægt Chlorbrintesyre, som er laget ud til Analyse. Som Control blev 

 Chlorbrintesyren ogsaa fældet med Sølvsalt og Chlorsølvet veiet. iMen Neutralisations- 

 melhoden niaa i ethvert Tilfælde foretrækkes, om end Differensen mellem de to .Methoder 

 kun er henved 2 Promille; thi ved Neutralisationen er man ganske uafhængig af Chiorets 

 Atomvægt. JMin normale Barytoplosnings Æqvivalent støtter sig nemlig kun paa Molecul- 

 tallene for Sølvnitratet og for Kogsalt. Vælge vi nu til Iltens Atom Tallet 16, bliver efter 

 Stas's Atomtal Sølvnitratets Molecultal 169,974, medens de almindelige runde Tal give I70,o, 

 hvilket kun giver en Forskjel af V7000; Chlornatriums Molecul er efter Stås 58,500, altsaa 

 noiagtigt samme Størrelse, som de afrundede Atomtal give. Til Bestemmelsen af mine 

 Normaloplosninger benyttede jeg nu folgende Fremgangsmaade: 30,488 Gram smeltet reent 

 Sølvnitrat opløstes i 1793,4 Gram destilleret Vand; denne Opløsnings Æqvivalent er efter 

 de afrundede Tal 10170 Gram, efter Slas's Tal 10168. Til Control blev denne Oplosning 

 anvendt til Fældning af Chlornatrium; men da et lidet Overskud af Sølvopløsningen er 

 nødvendigt, naar man vil benylte chromsuurt Kali sum Indicator, bestemte jeg Sølvoplos- 

 ningens Æqvivalent tor Anvendelsen af denne Indicator; i to Forsøg fordrede 0,1995 og 

 0,3961 Gram smeltet Chlornatrium til Fældning henholdsviis 3i,74 og 68,94 Gram af Sølv- 

 opløsningen, for at der kunde indtræde en meget svag Farvning. Til en nøiagtig Udfældning 



24* 



