42 



s 



Varmeapparat. Delte bestod af en lukket Cylinder A (47 cm lang, 10,5 cm i Diameter), hvor- 

 igjennem der gik et 4,3 cm vidt, aabent Hør 13, alt af Messing og med lykke Vægge. Dette 

 Apparat blev ved en gjennem Roret o ledel Vandstrøm holdt paa Vandledningens Temperatur 

 eller ogsaa opvarmet til 100° ved en Strøm af Vanddampe, som traadte ind ved b og ud 

 gjennem Røret a. Stangen blev ved Hjælp af to Korkproppe anbragt i det indre Rør B. 

 En tredie, ikke tæt sluttende Korkprop, som var anbragt i nogen Afstand fra Stangens 



forreste Ende c, tjente kun som Skjærm og tvang den fra den stærkest opvarmede Del af 

 Stangen kommende Luft til at passere tæt forbi Rørets Vægge. Thermoelementerne vare 

 trukne igjcnnem smaa Huller i den ved Slangens anden Ende anbragte Korkprop, saaledes 

 al alle de Loddesteder, som skulde holdes paa Varmeapparatets Temperatur, befandt sig i 

 Rummet e, hvor de vare omgivne af løst Romuld. De tre ovenfor omtalte Kobhertraade 

 1>, G og S vare anbragte i eu tætsluttende Korkprop. 



Thermoelementernes elektromotoriske Kræfter bleve maalte paa følgende Maade. 

 Paa et Dord var en 5 Meter lang, 1""" tyk Kobbcrtraad anbragt saaledes, at den første 

 halve Meler af Traaden var udspændt over en i Millimeter inddelt Maalestok, medens den 

 øvrige Del af Traaden for hver halve Meter, regnet fra Maalestokkens Nulpunkt, var befæstet 

 til Bordet og her dannede en lille Røjle. Med denne Traad var forbunden en Siemens 

 Rheostat, en Sinusbussole og et Daniells Element. 



Fra den fra Varmeapparatet kommende Traadende Gr førte en Ledning til et Wiede- 

 manns Spejlgalvanometer, hvis Spejl ved Hjælp af en stærk Magnet var holdt tilbørlig 

 asiatisk, og herfra til den ovenfor beskrevne Maaletraads Nulpunkt. Fra de to andre Traade 

 D og S førte to Ledninger til den ved Maalebordet siddende Iagttager. Naar en af disse 

 to Ledninger bringes i Rerøring med Maaletraaden, saa gaar den fra Maaletraaden afledede 

 saavelsom den fra Thermoelementerne kommende elektriske Strøm gjennem Galvanometret. 

 Naar begge disse i Strømkredsen opstaaede elektromotoriske Kræfter ere lige store og mod- 

 satte, saa vil der intet Udslag af Galvanometret fremkomme. Paa denne Maade vare alle 

 Galvanometeriagttagelserne kun Nulpunktsiagttagelser, og Maaletraaden giver da i Millimeter 

 et Maal for de elektromotoriske Kræfter J og 1\ som Forsøgene gaa ud paa at bestemme, 

 idet J bestemmes ved den fra D kommende Ledning og maales paa den udspændte Del 

 af Maaletraaden, medens 2' bestemmes ved Ledningen fra 6' og maales kun for hver halve 

 Meter paa den ovrige Del af Maaletraaden. 



