43 



Alle Traadledningerne , heri indbefattet Maaletraaden og Galvanometrets Traad, be- 

 slode af den samme, l mni tykke Kobbertraad, og overall, hvor (o Traadender vare forenede 

 ved Klemskruer, vare Traadene selv i umiddelbar Berøring med hinanden. Den ene Traad- 

 ende, som blev ført hen til et Punkt af Maaletraaden, blev ikke berørt umiddelbart med 

 Ilaandcn, men var befæstet til et Træbaandtag. Maalingerne udførtes ved Lampelys, imod 

 hvilket Galvanometret var beskyttet ved en Skjærm, navnlig var alt direkte Sollys altid holdt 

 borte fra lagttagelseslokalet. Daniells Element blev altid en Time før Maalingerne forbundet 

 med Ledningen , hvorved opnaaedes en meget konstant Strøm under alle Maalingerne. 

 Endelig vare ogsaa de elektriske Modstande i de forskjellige Dele af Maaletraaden nøjagtigt 

 sammenlignede. 



Ved de ovennævnte Forsigtighedsregler var der opnaaet, at naar Stangen i Varme- 

 apparatet havde opnaaet Vandledningens konstante Temperalur, saa fandtes næsten altid A 

 og 2 lig 0. Var derimod Apparatet opvarmet ved Vanddamp, saa var dette ikke længere 

 Tilfældet, og â og 2 maatte da regnes fra de Punkter paa Maalestokkcn, som Maalingerne 

 udviste, naar Stangen havde naaet den stationære Temperaturtilstand. Disse konstante 

 thermoelektriske Kræfter fremkom for en Del i de tre til Varmeapparatet førende tykkere 

 Kobbertraade, idet disse havde meget forskjellige Temperaturer i deres Endepunkter, imellem 

 hvilke der paa Grund af den ene Traadendes foregaaende Opvarmning under Lodningen 

 var opstaaet ikke ringe thermoelektriske Forskelligheder. 



Ved et Forsøgs Begyndelse er Røret i Varmeapparatet lukket ved c med en Kork- 

 prop , og Tiden afventes, indtil Stangen i Varmeapparatet har naaet dettes konstante Tem- 

 peratur. Derefter bliver Proppen taget bort, og en iforvejen opvarmet Stang, i Reglen 

 Kobberstangen, føres hen til c, medens Opvarmningen af den ydre Slang fortsættes ved en 

 meget svag Lampe. Denne Opvarmning maa ledes saaledes, at den thermoelektriske Diffe- 

 rens J for den i Apparatet anbragte Stang stiger raskt og derefter holder sig i nogen Tid 

 nogenlunde konstant. For med Sikkerhed at kunne lede Opvarmningen, maa man sørge 

 for en fuldstændig metallisk Berøring imeilem de to Stænger, hvorfor den ydre Stangs 

 Endeflade altid var frisk amalgameret. løvrigt kan jeg ikke give nogen almindelig Regel 

 for Opvarmningen, den udkræver kun nogen Øvelse for at lykkes, og mere rationelle Op- 

 varmningsmethoder maatte jeg forkaste. De slettere ledende Metalstænger, Antimon og 

 Vismuth, maatte jeg, for at erholde den rette Opvarmning, gjøre noget kortere. 



Saasnart Maalingerne vise, at J nærmer sig til at blive konstant, soger man at 

 bestemme 2, idet man bringer Spidsen af den fra S kommende Traad i kortvarig Berøring 

 med en af de paa Maaletraaden anbragte smaa Bøjler, som angive 500, 1000, . . . indtil 

 5000 Millimeter af Maaletraaden fra dennes Nulpunkt, og man iagttager da ved et Pendul- 

 uhr det Ojeblik, da Berøringen med et af disse Punkter ingen Strom frembringer. Derefter 

 bestemmes J nøjagtigt, og paany iagttages Tidsøjeblikket, naar 2' passerer den næste, 



Vidensk. Sclsk. Skr., 0. Række, naturvidensk. og math. Afd. II. 2. g 



