312 4 



Relative Maalinger. Til alle mine relative Modstandsmaalinger har jeg benyttet 

 en særegen Methode, som har vist sig saavel bekvem i Udførelsen som i høj Grad nøjagtig, 

 hvorfor jeg tør anbefale den fremfor de sædvanlig benyttede Methoder. 



De to Modstande AB og CD, som skulle sammenlignes, forbindes ved en Ledning 

 BC og indskydes tilligemed to Traadruller i en Strømkreds. Disse Traadruller ere i pas- 

 sende Afstand anbragte paa Bordet foran og bagved et Spejlgalvanomeler. Fra to af de 

 ure Punkter A, B, C og D afledes Strømmen til Galvanometret, saaledes at denne afledede 

 Strøm virker modsat Hovedstrømmen i Traadrullerne paa Galvanometrets Naale. I den til 

 Galvanometret førende Ledning er desuden indskudt en Rheostat, ved Hjælp af hvilken 

 Modstanden forandres, indtil Galvanometerspejlet er ført tilbage til Skalaens Nulpunkt. 



Modstanden i Galvanometret tilligemed dets Tilledningstraade være betegnet ved G, 



Rheoslatmodstandene ved R, R lt R 2 , efter som man har afledet Punkterne AC, BD eller 



AD. Man vil da have 



k.AC = G + R 



k.BD = G+R, 



k.AD = G + R, , 



idet k -f I svarer til det konstante Forhold imellem Hovedstrømmens og den afledede Strøms 



Styrke. Heraf erholdes 



CD R„ — R 



AB R. z — R x 



Forsøgene kunne varieres ved Afledning af andre Par Punkter, som AB og CD, hvorved 

 erholdes en Kontrol for Rigtigheden af det fundne Resultat. 



For tillige at kunne variere Konstanten k paa bestemte Maader var Traaden i Traad- 

 rullerne sammensat som et Kabel af 1 1 indbyrdes isolerede, Traade. Kabelet var svagt 

 snoet, ligesom ogsaa de over en Meter lange to Kabelender fra enhver af Rullerne vare 

 sammensnoede og førte til Siden til en Kommutator, hvor de 22 tæt til hinanden førte 

 Traadender kunde indbyrdes forbindes paa hvilken som helst Maade. Man var saaledes i 

 Stand til ved uforandret Stilling af Traadrullerne at forstærke disses Virkning paa Galvano- 

 metret 2, 3, indtil 1 1 Gange. Selvfølgelig maatte det, naar disse Kombinationer benyttedes, 

 paases, at hele den udenfor Traadrullerne værende Ledning for Hovedstrømmen ingen Virk- 

 ning udøvede umiddelbart paa Galvanometret, hvilket opnaaedes ved Udskydelse af Traad- 

 rullerne af Ledningen og Kompensering af den øvrige Lednings Virkning ved Indstilling af 

 en paa Ledningen nær Iagttageren anbragt Sløjfe. 



Galvanometret var et Thomson'sk med Planspejl og Kikkertaflæsning. Det indeholdt 

 to Traadruller, den underste, som omfattede en Sats af smaa Magnetnaale, havde en tyk 

 Traad, den øverste, som alene benyttedes ved disse Forsøg, bestod af en dobbelt, tynd og 

 lang Traad og omsluttede den paa Spejlet anbragte Magnet. 



