313 



Alle Forsøg anstilledes i et ikke opvarmet Lokale. Forandringer ander en Forsøgs- 

 række af Galvanometrets Nulpunkt ophævedes ved Hjælp af en i Nærheden af Iagttageren 

 anbragt Magnet. Rheostaten var en Siemens' med fra I indtil 10000 Enheder, hvortil 

 undertiden blev føjet en anden fra j 1 ,, til 1 Enhed. Ved Kalibrering viste den forste Rheostat 

 sig saa nøjagtig, at der ikke behøvedes at indføres nogen Korrektionstabel. Jeg skal tilføje, 

 at Rheostaten dengang var ny, og at der et halvt Aar senere viste sig kjendelige For- 

 andringer, som vilde have gjort en ny Justering nødvendig. 



II. Kalibrering af Glasrør. 



Alle Kalibreringerne ere udførte af Dr. Topsøe. 1 en lille Afstand fra det paa et 

 Betonfundament opstillede Kathetometer var et Mahognibrædt anbragt vertikalt paa et lige- 

 ledes paa Beton hvilende Bord. I dette Brædt var Normalmeteren indlagt og ved Siden af 

 deune det Rør, som skulde kalibreres. 



Kalibreringen af de snævre Rør udførtes paa den Maade, at en lille Kviksølvsøjle 

 efterhaanden blev forskudt gjennem Røret, idet hver Gang Søjlens nederste Endeflade netop 

 tangerede dens øverste Endeflade i dens foregaaende Stilling. Dette iod sig bekvemt og 

 nøjagtig udføre paa følgende Maade. Et Glasrørr af den Form, som Figuren viser, var 



Fis:, i 



indsat horisontalt i en Fordybning i ovennævnte Brædt. I den ombøjedc Ende af Røret 

 indsattes vertikalt det Rør, som skulde kalibreres, medens Apparatets anden vertikale Gren 

 blev lukket med en Glasprop efter at have tjent til lndfyldningen af Kviksølv. Apparatet 

 var lukket ved en med Pakskrue forsynet Prop, hvorigjennem gik en lang og fin Skrue, alt 

 af Staal. Ved Hjælp af denne Skrue kunde Kviksølvet trykkes op til en vilkaarlig Højde i 

 det Rør, som skulde kalibreres. Dette sidste Rør var foroven dobbelt ombøjet og udtrukket 

 i en Spids. Efter at Kviksølvet var drevet op indtil Spidsen, blev Søjlen atter trukket tilbage 

 paa en saadan Maade, at der efter den sammenhængende Søjle fulgte en lille Luftblære og 

 derefter en omtrent 2 cm lang Søjle. Med denne sidste blev Kalibreringen udført. 



Efter endt Kalibrering blev den lille Søjle dreven ud af Røret, optagen i en Skaal 

 og vejet. Derefter blev en ved en Luftblære adskilt længere Kviksølvsøjle opsuget i Røret, 

 idet Længden afpassedes omtrent efter hele den kalibrerede Længde. Efter al denne Søjles 

 Længde og Beliggenhed i Forhold lil cl Mærke paa Buret var maalt, blev Søjlen ligeledes 



