3J4 



uddreven og vejet. Endelig aftages Røret, afbrækkes nier ved det kalibrerede Stykkes 

 Grænser og tilslibes konisk i begge Ender, hvorefter Horets Længde maales. 



De efter hinanden maalte Længder af den lille kalibrerende Kviksølvsøjle vare 



/ n ;,„, . . . ;.„ og 



Åj +À 2 + ...Å„ = L. 

 Endvidere være L' Længden af den derefter indførte (store) Kviksølvsøjle, X og X n de 

 manglende Stykker i den kalibrerede Længde, saaledes at man har 



L — ;.; - x n = u. 



Ligeledes være L" Længden af det afbrækkede Rør og À" og À" de manglende Stykker i 



den kalibrerede Længde, altsaa 



L-X[-X' n = L". 



Man vil da kunne udtrykke Modstanden À" af Kviksølvsøjlen L" ved 



idet r betegner Kviksølvets specilike Ledningsmodstand, og s,, s 2 , ... s„ de til Midten af 



Søjlerne i t , Å,,, ...).„ svarende Gjennemsnit. 



De til det tomme Hum reducerede Vægte af den lille kalibrerende Søjle og af 



Søjlen TJ være w og W. De af disse Søjler indtagne Rum kunne betegnes ved v — læ og 



V — 2#, idet x er det lille Rum, som begrænses af Kviksølvsøjlernes konvexe Endeflade, 



af en tangerende Plan til dennes Midtpunkt og af Rorets indre Cylinderflade. Naar altsaa 



Vægten af en Rumenhed Kviksølv ved 0°, som foreløbig antages for Forsøgets Varmegrad, 



betegnes ved p, saa er 



w = p(v— 2x), W == p{V—1x), 



hvoraf W — w = p( V — v) . 



Tillige er 



Sættes 



V 



In — j j- )v, v = V'i == Ma 



; L a ; L a i L a 



/i, - - = dj , /..,—— = 2 , . . . An — — - — 0„ 



n n n 



hvor Størrelserne o blive meget smaa Størrelser, og indføres Betegnelsen 



«7 + «Y + • • • V -= 2d* , 



saa vil man erholde 



R'(W— w) = rp 



Maalingerne af Længderne L' og L" antages udførte ved Varmegraderne t' og t", den 

 Varmegrad, ved hvilken Normalmaalestokken er rigtig, være t ( — 1",25); endvidere være 

 de lineære Udvidelseskoefficienter for Messing og Glas betegnede ved b og g, og Kviksølvets 



