324 I li 



dun, ulet Strimmelens Bagside var belagt med blødt, fingertykt Filt, som udfyldte Mellem- 

 rummet mellem den og Cylindres. Stangen var ført udenfor Cylinderen og fastgjort. Begge 

 Kontakterne bleve holdte smurte med Olie. 



De ved Kontakterne opstaaede thermoelektriske Strømme viste sig ved denne 

 Anordning temmelig svage og konstante, ligesom ogsaa den roterende Skive ikke opvarmedes 

 kjendelig under Rotationen, løvrigt har der med Hensyn til Kontakterne fra først af -været 

 ikke faa Vanskeligheder at overvinde. 



Fra den ene af disse to Kontakter førte en Ledning til den Kviksølvsøjle, hvis 

 Ledningsmodsland skulde bestemmes , derfra til et Galvanometer og herfra aller tilbage til 

 den anden Kontakt. Kviksølvet var indesluttet i et af de ovenfor omtalte kalibrerede, l m 

 lange, 2 eller 3 cm vide Glasrør. Delte var stillet vertikalt, helt fyldt med Kviksølv, og 

 medens Hovedstrømmen gjennemstrømmede hele Søjlen, skete Afledningen lil Galvanomelret 

 fra to af de i Glasvæggen horede Huller igjennem de her om Høret spændte Urfjedre. 

 Resultate! raaatte iøvrigt være blevet del samme, hvis Hovedstrømmen var ledet gjennem 

 disse Huller, og den afledede Strøm taget fra Søjlens Endepunkter, men da denne Anordning 

 ikke frembød praktiske Fordele, blev den ikke forsøgt. 



Det er en Selvfølge, at de i Ledningen lil Galvanometret indførte eleklromotoriske 

 Kræfter fra den roterende Skive og fra Kviksølvsøjlen skulle være modsat rettede, idet For- 

 søgene, som bekjendt, gaa ud paa at maale Skivens Omdrejningshastighed, i det Øjeblik 

 disse to modsatte elektromotoriske Kræfter netop ophæve hinanden. 



Galvanometret var det tidligere omtalte Thomson'ske, idel her den underste 

 Traadrulle med omtrent 0,7 Ohms Ledningsmodsland kom til Anvendelse. Jordmagnetismens 

 \ irkning paa Magnetnaalene var ved disse Forsøg i Heglen ikke kompenseret ved den til 

 Apparatet hørende ydre Magnet, da det var af større Vigtighed, at Svingningerne udførtes 

 hurtig |en enkelt Svingning udførtes i omtrent 3 Sekunder). Til en elektromotorisk Kraft 

 af en Milliontedel Volt svarede et Udslag af omtrent I20 mm paa den i Kikkerten iagttagne 

 Skala. Ved Bestemmelserne af Ledningsmodstanden af en Kviksølvsøjle, som udgjorde 

 0,00024 Ohm, var Hovedstrømmens Strømstyrke 2,9 Ampere, altsaa den elektromotoriske 

 Kraft, som skulde maales, omtrent 700 Milliontedel Volt, som saaledes vilde svare til 

 84000 mm paa Skalaen. Da Afvigelserne fra Skalaens Nulpunkt i de faa Sekunder, som forløb, 

 medens Skivens Omløbshastighed blev maalt, næppe oversteg I0 mm , vilde den tilsvarende 

 Fejl kun naa op til - M 1 ., Procent. 



Rronografen. Foruden den ovenfor omtalte, midt inde i Cylinderen anbragte, 

 Skive var der tæt udenfor Cylinderen anbragt en anden ganske lignende paa den roterende 

 Axe. Disse to Skiver, hvoraf den ene var af Kobber, den anden af Messing, kunde om- 

 byttes med hinanden. Et i Millimeter inddelt Papirbaand var lagt om den ydre Skives 

 Rand, hvorved Skivens Omkreds blev dell i omtrenl 940 Dele. I en ringe Afstand fra 



