407 



Kauteler med Hensyn til Temperatur og med Anbringelse af en Korrektion for Menisken*' 

 Krumning udført efter Bunsens Methode (Gasometrische Methoden 1877 pag. 35). Naar, 

 saaledes som det oftest var Tilfældet, Kvikselvstanden ikke nøjagtig svarede til en Delstreg, 

 bestemtes Afstanden til nærmeste Delstreg ved Maaling med Kathetometret, hvorefter en 

 til denne Afstand svarende, Korrektion indførtes. — En særlig Prøve viste, at de anvendte 

 Kør ikke kendelig forandrede deres Volumen ved en Variation af det indvendige Tryk paa 

 næsten én Atmosfære. Volumenbestemmelserne kunne, udførte paa ovenstaaende Maade, 

 antages kun at være behæftede med smaa Fejl, der i Sammenligning med de ved Tryk- 

 maalingerne indførte maa anses for forsvindende. 



3. Med Hensyn lil Bestemmelsen af Temperaturen under Forsøgene bemærkes 

 følgende: Det Værelse, hvori Apparatet var opstillet, og hvori, udenfor den korte Tid Af- 

 læsningerne varede, ingen opholdt sig, havde en meget konstant Temperatur, der Dage 

 igjennem kun varierede med nogle faa Tiendedele af en Grad; naar da flere Aflæsninger 

 af samme Luftvolumen, foretagne med Timers Mellemrum, havde givet samme Værdi saa- 

 vel for Kviksolvstanden i Uøret som for Lufttemperaturen i Apparatets umiddelbare Nærhed, 

 kunde hele Apparatet med Sikkerhed antages at have den aflæste Temperatur. At jeg ikke 

 har anvendt den Betryggelse, som Omgivelse af Uørene med Vand synes at kunne give 

 ved disse Forsøg, havde sin Grund i følgende Omstændigheder. Oprindelig havde jeg ved 

 en længere Række indledende Forsøg anbragt den øverste udvidede Del af begge Hørene 

 (a og ß) i en med Glasrude forsynet Vandkasse; det lykkedes mig imidlertid ikke at faa en 

 overalt saa egal Glasrude og en saa fuldstændig normal Indstilling af samme, at jeg ved 

 Aflæsning med Kathetometret gjennem Glasset kunde være sikker paa at undgaa Fejl paa 

 flere Hundrededel Millimeter. Naturligvis maa det være muligt, naar alt kan indrettes med 

 særdeles Omhu, at faa fejlfri Bestemmelse af Kviksølvets lløjdeforskjel i de lo Bør, selv- 

 om man aflæser gjennem Glasrude; det er imidlertid særdeles vanskeligt, og man bør 

 aldrig stole paa saadaune Maal, før man ved direkte Prøver paa forskjellige Steder af Glas- 

 ruden har iagttaget, at ingen forstyrreude Forskydninger af Billedet finder Sted. Det 

 var ved saadanne direkte Prøver, udførte ved at sammenligne Standen af to i Vandkassen 

 anbragte Normalbaromelre, at jeg blev opmærksom paa denne Fejl. Paa Grund af Usikker- 

 heden ved Korrektion af Fejlen, der selvfølgelig kan være forskjellig paa forskjellige Steder 

 af Glasset, opgav jeg Anbringelse af Kørene i Vand, saa meget mere som en sikker og 

 fast Indstilling af Glasruden var forbunden med megen Vanskelighed ved Anvendelsen af det 

 ovenfor beskrevne Apparat. Foreløbige Forsøg havde endvidere vist mig, at Luftens Udvi- 

 delseskoefficienl ved lave Tryk ikke fjærnede sig særdeles betydelig fra den ved højere Tryk 

 fundne Koefficient af V273 for hver Grad; heraf fulgte, at jeg ved de højeste af de under- 

 søgte Tryk (c. 15 mm ) kunde laale en Variaton af 0,1 Grad, uden at de derved fremkaldte 

 Forandringer af Trykket blive til at mærke ved Aflæsningerne, hvis Nøjagtighed ikke turde 



