His 



sættes over 0,01""", og saasnarl Trykket naaede ned til et Par Millimetre, blev Variationer i 

 Temperaluren paa en hel Grad umærkelige. Da nu ved Anvendelse af behørig Forsigtighed 

 Værelsets Temperatur under en Atlæsningsrække ikke behøvede at svinge niere end knap 

 0,1 Grad , opnaaedes ved Omgivelse af Kørene med Vand ingen mærkelig Forøgelse af 

 Forsøgenes Nøjagtighed; derfor var det naturligvis rigtigst ved al udelade Vandkassen at 

 undgaa Faren ved de med den forbundne Fejlkilder. 



4. Ved lîestemmelse af den indesluttede Lufts Spænding kommer først i Betragt- 

 ning den Nøjagtighed, hvormed det overhovedet er muligt al maale med det anvendte Ka- 

 Ihetometer. Har man tilstrækkelig Øvelse, vil det uden Vanskelighed med et godt Instru- 

 ment lykkes at aflæse 0,Ol mm . Ved de her foreliggende Forsøg, hvor kun mindre Afstande 

 have været at bestemme, har den indbyrdes Overensstemmelse af Skalaen paa forskjellige 

 Steder kunnet sikres ved Sammenligning med Nonien. Ved de mærkelige Punkters lîestem- 

 melse er der sørget for, at Aflæsninger have fundet Sted paa forskjellige Steder af Skalaen. 



Større Besværligheder end de med selve Maalingerne forbundne rejser sig imid- 

 lertid fra den Vanskelighed, man har ved bestemt at vide, naar Kviksølvmeniskens øverste 

 Hand nøjagtig er indstillet i Kikkertens Focus. Naar ikke den største Forsigtighed anvendes, 

 er man herved udsat for meget grove Fejltagelser. Nedenstaaende Fremgangsmade har for 

 det l.S,5 mm vide Hør vist sig brugbar. Røret blev overalt, med Undtagelse af to smalle 

 diametralt modsatte Længdestriber, beklædt med sort Papir. Den bageste Stribe, der vendte 

 hen mod Lyskilden, var overklæbet med olieret Papir; bag ved dette kunde en Skærm 

 bevæges op og ned langs Rørets Bagflade; denne Skærm indstilledes saaledes, at Afstanden 

 mellem dens nederste skarpe Rand og Menisken kun var c. 0,i mm . Man saa da i Kik- 

 kerten gjennem den forreste Stribe Menisken sort uden Spor af nogen Reflex, og dens øvre 

 Rand dannede en skarp Modsætning til det mat oplyste olierede Papir. Ogsaa den forreste 

 Stribe kunde, for at holde uvedkommende Lys borte, dækkes i forskjellig Udstrækning med 

 en Skærm. Denne Belysningsmaade tillader en overmaade skarp Indstilling; kun maa man 

 passe, at den allerøverste Del af Meniskens Hvælving dog ikke bliver belyst ved ovenfra 

 kommende Lys, i hvilket Tilfælde den paa Grund af den spejlblanke Kviksølv-Overflade let 

 kan overses. Dette prøves nemmest ved at indstille Kikkertens Traadkors paa den for- 

 modede øvre Rand af Menisken og dernæst sænke den bageste Skærm yderligere el lille 

 Stykke; dette maa ingen Forandring give i Menisk-Randens Stilling. 



Ved det 32 ram vide Rør kom jeg imidlertid heller ikke paa denne Maade. paa 

 Grund af Kviksølvels næslen plane Overflade, til noget Resultat. Trods længe fortsat Ind- 

 øvning lykkedes det mig ikke ved nogen Belysningsmaade at faa paalidelige Bestemmelser; 

 der lodes altid Spillerum aaben for Vilkaarlighed i en Udstrækning af nogle Hundrededele 

 Millimeter, og underliden kunde endnu grovere Fejl begaas uden slrax at bemærkes. Jeg 

 bragte da en lille Glaskugle op i hvert af Børene a og ß (sé Figuren) for derigjennem at 



