422 4 



Desuden kunde man paa ingen Maade lade de ved Arbejde med Luftblandinger 

 uundgaaelige Fejl i Luftanalysen ude af Betragtning, isærdeleshed ikke her, hvor man maa 

 arbejde med meget smaa Partialtryk. Endelig maa ogsaa den Kjendsgjærning, som senere 

 hen vil blive omlall, at Ilten ved lave Tryk afviger betydelig fra den Hoy I e-Mariotleske 

 Lov bringe os paa den Formodning, at Dallon's Lov ved lave Partiartryk ikke er til- 

 strækkelig nøjagtig til lieregning af absorptiometriske Forsøg, ved hvilke som bekjendt smaa 

 procentiske Fejl i Trykket kunne faa ikke ringe Betydning. 



Men naar man skulde arbejde med ren Ilt, maatte Absorptiometry, dersom det 

 skulde anvendes ved disse Forsøg, for det første kunne arbejde ved meget lave Tryk (indtil 

 I Mm. eller derunder), og desuden maatte Kviksølvet under ingen Omstændigheder blive 

 rystet sammen med Vædsken. I saa Fald kan man nemlig, som Bunsen iGasometrische 

 Methoden 1877 Pag. 220) har vist, ikke udføre nøjagtige absorptiometriske Bestemmelser 

 med ren Ilt, hvilket er Grunden til, at Iltens Absorptionscoefficient i Vand, saavidt jeg ser, 

 indtil nu aldrig med tilstrækkelig Nøjagtighed er bleven direkte bestemt; i hvert Tilfælde 

 ere de sædvanlig benyttede Værdier for Iltens Absorptionscoefficient, som skyldes Bunsen, 

 fundne ad indirekte Vej (se Bunsen I. c. Pag. 225). 



Ved de temmelig talrige indledende Forsøg, som jeg, førend jeg accepterede den 

 neden for buskrevne Fremgangsmaade, har udført efter forskjellige Methoder og med for- 

 skellige Apparater, blev jeg endvidere tvungen til at stille folgende Fordringer til Absorp- 

 tiometry: Vædskens Udkogning maa fiude Sted i selve Apparatet; for det første for 

 at sikre sig den størst mulige Benhed under Arbejdet, idet det er særdeles vanskeligt at 

 undgaa Forurensning af Vædsken, naar den skal indføres i Absorptiometret gjennem Kvik- 

 sølv. Det turde desuden ikke være til at forhindre, at et saa let ilteligt Stof som Hæmo- 

 globinet ved Indførelsen i Apparatet oplager en kjendelig Mængde ilt, og en saadan Iltop- 

 tagelse kan meget let gjøre Bestemmelserne ved lave Ilttryk illusoriske. 



Det maatte fremdeles anses som meget ønskeligt, at man før hvert enkelt Forsøg 

 kunde sikre sig, at Apparatet indenfor Iagttagelsesgrændsen (nogle Hundrededele Millimeter 

 Tryk) var fuldstændig lufttomt. Naar man stiller denne Fordring, vil man snart komme 

 til ved Udkogning af Vædsken kun at benytte den Hagen ske Pumpe (eller i hvert Fald 

 Luftpumper af lignende Konstruktion). 



Desuden var det ogsaa nødvendigt at undgaa Indførelsen af i Forvejen afmaalte 

 Mængder Ilt over Kviksølvet, fordi paa denne Maade mindre Kvantiteter let kunde gaa tabt, 

 og Luftarten maatte derfor kunne maales efter Indfyldiiingen i Apparatet, men dog før 

 Berøringen med Vædsken. 



Sluttelig maatte der med samme Vædske kunne anstilles en hel Serie af Bestem- 

 melser ved forskjellige Tryk i vilkaarlig Rækkefølge; thi kun paa den Maade var det muligt 



