HT) 



Hen anvendte Ilt blev altid fremstille! 

 ved Opvarmning af ren Kviksølvilte, den blev ud- 

 viklet umiddelbart for, den skulde bruges, og blev 

 opsamlet i et Bu ns en 'sk Kviksølvgasometer paa 

 den Maade, som nærmere er angivet i en Afhand- 

 ling om den Boyle-Mariotte'ske Lov, der er 

 optaget i Vidensk. Selsk. Skr. 6te Række, natur- 

 videnskabelig og mathematisk Afd. 2det Bind Nr. 9. 

 Ilten kan, naar den fremstilles paa denne Maade, faas 

 meget ren. Vandet destillerede jeg selv under 

 Hensyntagen til de Oplysninger, B. Bunsen (Gaso- 

 mctrische Methoden 1877, l'ag. 222) har givet 

 om de herhenhørende Fejlkilder. 



Efter at Absorptiomelret var bleven fuld- 

 stændig renset og tørret, og Hanerne vare blevne 

 omhyggelig indsmurte med en Blanding af Vox og 

 Fedt, saaledes at intet Fedt kunde komme ind i 

 Haneboringen, blev Vandet fyldt i paa følgende Maade : 



Paa et Glasrør e (Fig. 4 , Side 440) bliver 

 et Stykke godt fransk Katheter g befæstet ved Hjælp 

 af en Kautschukslange /; Røret bliver indført paa 

 en saadan Maade, at Katheteret igjennem Hanebo- 

 ringen ii (Fig. 4) rager ind i den øverste Kugle 

 paa Absorptiometret. [Da alle de øvrige i Figur 

 4 afbildede Apparatdele tjene til andre Formaal, 

 maa man her tænke sig dem fjærnede.| Ved Hjælp 

 af en Tragt, som er anbragt paa Beret e, bliver 

 Vandet bragt ind i Absorptiometerkuglen , uden at 

 de andre Dele af Apparatet blive befugtede, og 

 Indledningsrøret bliver dernæst fjernet. 



Derpaa bliver Absorptiometret anbragt fol- 

 den Hagen'ske Pumpe ved Hjælp af Slibningen 

 c Fig. 2 (a Fig. 1); den nederste Del af Absorp- 

 tiometret rager ned i den med Kviksølv fyldte Skaal g. 



I Figur 2 betegner a Svovlsyrebeholderen 

 paa den Hagen'ske Pumpe; b er en Hane, ved 

 Hjælp af hvilken Vædskens Fordampning i Absorp- 



Fig. 2. 



