426 8 



liometret under Udpumpningen bliver reguleret; Hanerne d og c blive paa delte Tidspunkt 

 ikke benyttede. Ved for hyppig Brug blive de indfedtede Haner nemlig let mindre paalidelige 

 i deres Virkning, isærdeleshed naar, som det er Tilfældet her, Glasvæggene under Udpump' 

 ningen af og til beslaa sig med Dug. Hanerne blive derfor skaanede til det egenlige Forsøg. 



Den største Del af den i Vandet optagne Luft lader sig som bekjendt let uddrive 

 ved Udpumpning; de Spor, som endnu blive lilbage, efter at den i Begyndelsen meget 

 livlige Kogning af Vædsken er ophørt eller kun finder Sted sjeldent og stodvis, ere derimod 

 meget vanskelige at skaffe bort. Det lykkes dog at befri Vandet fuldstændig for Lufl paa 

 følgende Maade: 



ISaar Vædsken har bort op at koge, bliver Pumpen og det derpaa befæstede Ab- 

 sorptiometer hurtig gjort muligst lufttomme og Hanen b (Fig. 2) lukket; man griber nu 

 Absorptiometret med den højre Haand tæt under Hanen J (Fig. 2), medens man med den 

 venstre Haand støtter Slibningen c (Fig. 2) paa den Hagen 'ske Tumpe. Idet man nu trykker 

 Absorptiometry fast ind i Slibningen c (Fig. 2), drejer man det hurtig frem og tilbage om 

 Kviksølvsøjlens Axe; paa denne Maade bliver Vædsken i Kuglen meget slærkt rystet, hvorved 

 der bliver noget Luft fri, som, efter at Hanen b (Fig. 2| er bleven aabnet, udbreder sig i 

 Pumpen. Den størst mulige Luflfortynding bliver nu frembragt i Absorptiometret, derpaa 

 rystes Vædsken igjen, og denne Proces bliver gjenlaget, indtil der ikke mere ved Rystningen 

 træder nogen Luft over i Pumpen. Paa denne Maade fortsættes Pumpningen i Alminde- 

 ligbed i 24 Timer eller endnu længere med større eller mindre Mellemrum. Saa bliver Hanen d 

 (Fig. 2) lukket, og Absorptiometret fjærnes fra Pumpen, hvorved man naturligvis maa sørge for, 

 at den nederste Ende ikke bliver løftet op af Glasset g\ det Hele bliver dernæst anbragt 

 paa Stativet hh Tavle I, og dette bliver fastgjort i Vandbeholderen AAA. Højden af den 

 Støbejerns Vandbeholder er noget over I Meter, og dens Diameter c. 40 Gm. Paa Behol- 

 derens Væg er der i hele dens Højde anbragt et c. 10 Gm. bredt Glasvindu, for al gjøre 

 det muligt herigjennem al aflæse de Apparater, der findes i Beholderen. I Bunden er 

 denne forsynet med 2 Haner x og y. Gjennem den ene kan Beholderen efter Behag sæltes 

 i Forbindelse med Vandledningen eller et Afløbsrør, gjennem den anden kan der føres 

 varml Vand ind fra et Reservoir. Paa Tavle I betegner den punkterede Linie z Vandstanden 

 i Beholderen under Forsøgene. 



Stativet hh stikker med Tappen i (Tavle I) i en passende Fordybning i Bunden af 

 Vandbeholderen og bliver oppe ved Randen skruet fast med den paa Figuren kun antydede 

 Klemme s. Paa denne Maade staar Stativet urokkeligt fast i Beholderen, og lader sig dog 

 let tage ud og igjen faslgjøre paa det rigtige Sted. Som man kan se af Tavle I , bærer 

 en Jernplade paa Stalivet Absorptiometrets Kviksølvglas k; Absorpliometerroret selv bliver 

 ved Hjælp af Rullen / (Fig. 2) og Klemmen / (Tavle I cfr. e Fig. I) fastholdt paa en saadan 

 Maade, al det kan dreje sig om sin Axe, saaledes som del allerede overfor er fremstillet; 



