427 



Klemmen m, hvori Absorptiometret let kan dreje sis, tjener som Turer. Pua Absorplio- 

 metrets Rulle er iler befæstet 2 Snore; hver af disse slider over en paa Stativet anbragt 

 Tridse v (Tavle I), og derfra føres de videre over to paa Vandbeholderens Iland befæstede 

 Tridser. I Snoren /; er der ophængt en Vægt, medens den anden Snor q excentrisk er 

 fastgjort paa Skiven r. Medens Skiven r, som drives af en Motor, gjør en halv Omdrej- 

 ning, trækker den i Snoren q og drejer derved Absorptiometret om dets Axe et Stykke 

 henimod den ene Side. Ved den næste halve Omdrejning af Skiven r slappes Snoren </, 

 og den ved p hængende Vægt trækker saa Absorptiometret hurtig til den anden Side. 

 Paa denne Maade bliver den i forrige Afsnit beskrevne Rystning af Vædsken tilvejebragt. 



Undersøgelse paa Lafttomhed. Efter at Absorptiometret er bleven anbragt i Vand- 

 beholderen , bliver forst dets Lufltomhed prøvet ved Bestemmelse af det deri herskende 

 Tryk, idet dette sammenlignes med Vanddampenes Spænding ved den foreliggende Tempe- 

 ratur. Naar denne Prøve falder tilfredsstillende ud, bliver Hanen c (Fig. I) lukket og Ab- 

 sorptiometret laget op af Vandbeholderen. Nu bliver en passende Mængde Ilt bragt ind i 

 Absorptiometret fra det Bunsen'ske Kviksølvgasometer gjennem et kapillært Tillcdningsrør. 

 Stativet hh, som bærer Ahsorptiometerrøret, bliver igjen anbragt paa sin Plads i Vandbe- 

 holderen , og de nødvendige Maalinger udførl for at bestemme Mængden af den Ilt, der nu 

 findes i Ahsorptiometerrøret. Forsøget fortsættes derpaa ganske som anført Side 423 idet 

 Hanen c (Fig. I) hliver aabnet, og Vædsken ved Hjælp af en Motor rystes meget heftigt frem 

 og tilbage (3 Gange i Sekundet), indtil Kviksølvsøjlens Højde i Ahsorptiometerrøret ikke 

 mere forandrer sig, hvorpaa atter den frie Luftmængde, der nu hefinder sig i bele Apparatet, 

 bestemmes paa sædvanlig Maade. Man har da, som man ikke nærmere behover at forklare, 

 de nødvendige Data lil Beregning af den i Vædsken absorberede Luftmængde, og kan nu, 

 som beskrevet ovenfor Side 424, føre Forsøget videre, idet man, efter at have lukket Hanen 

 c (Fig. I), enten paa ny leder Ilt ind, eller gjør den Del, der ligger lil venstre for Hanen 

 c, fuldstændig luftttom. Et Exempel, der er meddelt længere nede, vil forhaabentlig bidrage 

 til Forstaaelse af Forsøgsmaaden. 



Bestemmelse af Spænding og Temperatur i Absorptiometret. Endnu staar tilbage at 

 beskrive, hvorledes Spændingen og Temperaturen i Absorptiometret kan foretages med til- 

 børlig Nøjagtighed, ligesom ogsaa paa hvilken Maade Bestemmelsen af Vædskemængden i 

 Absorptiometret udføres. 



Bestemmelsen af Trykket i Absorptiometret sker paa følgende Maade: Et i Vand- 

 beholderen (se Tavle I) befæstet Stativ it bærer ved Hjælp af en Jcrnplade Kviksolvglasset », 

 hvori Barometerroret bb var anbragl ; Glasset u var anbragt i samme Højde som Absorp- 

 tion) et re Is Glas k. Efter at Absorptiometret var bleven befæstet paa sin Plads i Vand- 

 beholderen, blev paa en .Maade, som strax skal beskrives, Glasset u sat i Forbindelse med 

 Glasset k, hvorved Kviksølvoverfladerne i de to Glas indstillede sig i samme horizontale 



Vidensk. Sclsk. Skr.. C. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. ]] I II. M 



