428 





Fig. 3 



Niveau; Trykket i det indre af Absorptiometret kunde 

 da maalcs ved den vertikale Afstand mellem Kviksølv- 

 overfladen i Barometret bb og i Absorptiometerroret 

 aa (Tavle l). Denne Afstand blev maalt ved Hjælp 

 af et Kathetometer, der var opstillet foran Vandbe- 

 holderens Glasvindue. Foruden de almindelige Korrek- 

 tioner med Hensyn til Kviksølvsøjlens Temperatur og 

 Vanddampspændingen i Absorptiometret, blev der stadig 

 foretaget Correction med Hensyn til Haarrors- Depres- 

 sionen efter Mendelejeffs Tabeller. For at kunne ud- 

 føre den sidste Kettelse var Barometerrørets og Ab- 

 sorptiometerrorets Diameter nøjagtig bestemt, og ved 

 hver Trykbestemmelse blev Højden af begge Menis- 

 ker maalt. 



Begge Karrene u og k bleve satte i Forbin- 

 delse med hinanden paa en Maade, som for det Første 

 tillod at bringe Communicationen hurtig og sikkert 

 i Stand og paa den anden Side gjorde det muligt 

 lige saa hurtig at bringe Karrene ud af Forbindelse 

 med hinanden, naar, som det skete ved hvert Forsøg, 

 Absorptiometret skulde løftes op af Vandbeholderen. 

 Et simpelt meterlangt GalTelrør af Glas, hvis 

 Form og Størrelse ses af e Fig. 3 og c Tavle I blev 

 med Gaflen vendende nedad, og medens dets øverste 

 Ende holdtes lukket med Pegelingeren, stukket ned 

 i Vandbeholderen, saaledes at den ene Gren af Gaf- 

 felen førtes ned i Glasset k og den anden i Glasset 

 ii. Da Rørets øverste Ende var lukket, medens det 

 sænkedes ned i Vandet, trængte der sig kun en lille 

 Vandsøjle ind i det; efter at Glasrøret var bleven 

 anbragt paa sin l'lads, som Figur 3 viser, blev Fin- 

 geren fjernet fra den øverste Ende, og det næsten 

 b meterhøje Vandtryk, som hvilede paa Kviksølvover- 

 fladerne i k og u (Tavle I), drev nu Kviksølvet op 

 til over Gaffeldelingen i Røret; herved blev en hæ- 

 vertformig Forbindelse tilvejebragt mellem Kviksølvet 



