11 429 



i de lo Kar u og k. Naar Forbindelsen skulde ophøre , blev Gaffelen simpelt lien trukket 

 op af Kviksølvet. 



(1 Figur 3 betyder a Barometrets Stativ, b Absorptiometrets Stativ, c den nederste 

 Ende af Barometerrøret, d den nederste Ende af Absorptiometerrøret, e Gaffelrøret, /' er en 

 gjennemboret Korkprop, der uden at slutte vandiæt, letter Anbringelsen og Fastholdelsen 

 af Glasrøret.) 



Temperaturen blev bestemt ved Hjælp af Normalihermomelrot d Tavle I. Be- 

 liggenheden af Nulpunktet paa dette, af mig selv kalibrerede Thermometer, blev hyppig 

 kontrolleret. For at tilvejebringe ensartet Temperatur i den temmelig høje Vandbeholders 

 forskjellige Lag blev en Blander med halvmaaneformet Plade ee (Tavle I) uafbrudt bevæget 

 op og ned i Føringen / ved Hjælp af en Motor. 



Bestemmelse af Vædshemængden i Absorptiometry. Bestemmelsen af den absor- 

 berende Vædskemængde, som her, da Udkogningen foregaar i selve Absorptiometret, 

 nødvendigvis maa foretages ved Slutningen af Forsøget, kan ske, ved at man først vejer 

 hele Absorptiometerrøret ved Begyndelsen af Forsøget, før man hælder Vædsken i, og saa 

 igjen, naar Forsøget er endt. Hvor ingen tilstrækkelig fin Vægt af passende Dimensioner 

 staar til Itaadighed, kommer man ogsaa med temmelig stor Nøjagtighed til Maalet paa føl- 

 gende Maade: 



Efter Forsøget bliver Kviksølvet fuldstændig fjernet fra Absorptiometerrøret, og 

 dette bliver, om fornødent, aftørret indvendig ved Hjælp af Trækpapir. Derpaa bliver lianen 

 b (Fig. 1) lukket, Hanen c (Fig. 1) aabnet, og efter at Absorptiometret er blevet stillet med 

 Slibning a (Fig. 1) nedad, bliver den aabne Ende, der nu vender opad, ved Hjælp af en 

 Kautschukslange sat i Forbindelse med en Vandlnl'tpumpe, og Indholdet af Kuglen d (Fig. I) 

 suget op i den kugleformede Udvidelse paa Absorptiometerrøret. Hanen c (Fig. I) bliver 

 derpaa lukkel og Absorptiometret skilt fra Vandluftpumpen. Hovedmassen af Vædsken 

 bliver nu, idet Apparatet vendes om, heldl over i en Kolbe af bekjendt Vægt og derpaa 

 vejet; hvad der endnu bliver hængende paa Væggene af Apparatet, bestemmes paa den 

 Maade, at en Glasmanchet k (Fig. 4 Side 440) hurtig og uden at der gaar en Draabe af 

 Vædsken tilspilde, bliver skudt hen over den nederste Ende af Absorptiometerrøret og dér 

 lufttæt befæstet ved en Kaulscbukprop (se Fig. 4); saa bliver et langt Glasrør e (Fig. 4), paa 

 hvilkel et fransk Katheter g (Fig. 4) er bundet fast ved Hjælp af et Stykke Kautschukslange 

 / (Fig. 4) skudt ned i Absorptiometret, og derpaa ved Hjælp af en Kautschukprop lufttæt 

 forbundet med Glasmanchetten paa den Fig. 4 fremstillede Maade. Medens Absorptiometrets 

 Kugler erc nedsænkede i et Vandbad, bliver nu en Luftstrøm, der iforvejen er bleven fuld- 

 stændig tørret over Svovlsyre ved Hjælp af en Aspirator, indsuget gjennem Boret i (Fig. 4) 

 paa Glasmanchetten. Efter at Luftstrømmen paa Vejen igjennem Apparatet er bleven 

 mætte I med Vanddamp, bliver den igjen suget ud gjennem Boret e (Fig. 4); derefter pas- 



54* 



