434 16 



om man overhovedet bør lægge nogen Vægt paa den Afvigelse, som Linien for voxende 

 Tryk viser fra den nys omtalte Unie; Hovedsagen er imidlertid den, at man har fundet 

 den absorberede Luftmængde lidt mindre ved voxende end ved aftagende Tryk; herved ei 

 det nemlig godtgjort, at man med dette Absorptiometer kan udfore en hel Hække {i dette 

 Tilfælde 8) Bestemmelser, uden at mærke endog blot Spor af Ilttab, og det skjont Iltens 

 Tryk har naaet en saa betydelig Højde som 400 mm . i denne Henseende viste Apparatet sig 

 altsaa meget hensigtsmæssigt. Naar man nu fremdeles betænker, at disse Iltabsorptions- 

 forsøg, som udførtes med kun circa 50 Cbcm. Vand ved Trykhøjder af mellem 400 mm og 

 80 mm , have givet indbyrdes saa godt som fuldstændig overensstemmende Resultat, og at 

 Absorptionsbestemmelserne udførte ved c. 10""" Tryk endnu have vist sig brugbare, maa 

 ogsaa Apparatets Nøjagtighed betegnes som tilfredsstillende. 



Iltens Absorptionscoefficient. Efter at vi nu have set, at Henrys Lov ved de under- 

 søgte Forsøg kan anses for exact, og at vi altsaa uden Betænkelighed kunne anvende den 

 ved Ilæmoglobinforsøgene, ville vi betragte Størrelsen af den fundne Absorptionscoefficient. 

 Denne er ved 20°2 fundet = 0.03218, altsaa ikke ubetydelig større end den af Bunsen 

 fundne Coefficient 0.02834. Anordningen af forsøgene og den Maade, hvorpaa de ere ud- 

 førte, gjør, at man, som alt ovenfor omtalt, ganske kan se bort fra den ellers nærliggende 

 Tanke, at Forurensninger af Vandet, eller Dele af Apparatet, kan have bundet Ilt. Ikke 

 heller kunne tilfældige Fejl i Bestemmelse af Apparatkonstanterne (Volumen etc.) forklare 

 Uoverensstemmelsen. En ny Bestemmelse, ved hvilken ikke blot Ilten og Vandet var til- 

 beredt paa ny, men hvor ogsaa Apparatet var et andet, gav nemlig (i god Overensstemmelse 

 med den ovenfor fundne Værdi! Coefficientens Størrelse = 0.03272 ved 20°. 



Forskjellem mellem disse llesullaler og det af Bunsen fundne, hidrører maaske 

 snarere derfra, at den nævnte Forsker var nødt til al gjøre Brug af Daltons Lov, som 

 sandsynligvis ikke gjælder nøjagtig under de givne Omstændigheder. 



Hæmoglobinforsøg. De Hæmoglobinforsøg, som her skulle meddeles, ere udførte 

 ved 15° C. under forskjellige llltryk. Da samtlige Forsøgsfactorer (Hæmoglobin, Ilt, absorp- 

 tiometrisk Apparat] herved have varieret, uden at dette har haft nogen kjendelig Indflydelse 

 paa Forsøgenes indbyrdes Overensstemmelse; kunne de ved Forsøgene opnaacde Resultater 

 vel anses for tilstrækkelig fastslaaede, og man kan ikke tage i Betragtning, al jeg ikke her 

 har naaet en saa stor Nøjagtighed som ved Forsøgene med Vand. Dette følger allerede 

 deraf, at den opløsende Vædskes Absorptionscoefficient indgaar som Led i Beregningen af 

 den af Hæmoglobinet optagne Iltmængde. Bestemmelsen af denne Coefficient er imid- 

 lertid, som vi nedenfor skulle se, ikke uden Vanskelighed og lader sig næppe udføre fuld- 

 stændig exact. 



