23 441 



metret skilles, etter at lianen n er lukket, fra de øvrige Dele. Absorptiometret bliver nu 

 paa den i Fig. 2 gjengivne Maade sat i Forbindelse med Luftpumpen; imens forbliver 

 Hane n Fig. i \e Fig. 2) lukket. Medens Hanerne d og /; (Fig. 2) ere aabne, bliver dernæst 

 Lullpumpe og Absorptiometerrnr gjort fuldstændig lufttomme, saa først aabner man Mane e 

 (Fig. 2) , og Vædsken, der paa denne Maade slet ikke kan komme i Berøring med Ilten, 

 bliver endelig udkogt. 



Naar man anvender en frisk tilberedt llæmoglobinopløsning , bliver den ved Hjælp 

 af Kuret e (Fig. 4) hældt ind i Absorptiomelrets Kugle. Kuglen anbringes i Is, og en ved- 

 varende Itrintslrom ledes gjennem e ind i Hæmoglobinopløsningen. Efter Reductionen bliver 

 e trukket tilbage, Hauen n (Fig. i) lukket og Vædsken derpaa ved Hjælp af Pumpen gjort 

 lufttom, som ovenfor beskrevet. 



Efter Udpumpningen bliver Absorptiomelrets Lufttomlied prøvet paa det Omhygge- 

 ligste, Forsøget bliver dernæst udført ganske som ovenfor beskrevet under Vandførsøgene, 

 og som det fremgaar af nedenstaaende Hæmoglobinforsøg, der exempelvis meddeles med 

 alle Enkeltbeder. 



Det maa særlig fremhæves, at Forsøget, naar det engang er paabegyndt, maa føres 

 til Ende uden Afbrydelse for at forhindre Hæmoglobinets Decomposition, hvilket dog ingen- 

 lunde altid er muligt, selv med Anvendelse af megen Omhu. I det Hele taget gaa af for- 

 skjellige Grunde ikke faa Forsøg tabt, hvilket jo ikke kan forundre ved saa eomplicerede 

 Experimenter. 



Bestemmelse af Damptensionen i Absorptiometret. Det maa endvidere bemærkes, at 

 Damptensionen i Absorptiometret — som det fremgaar af derpaa særlig rettede under- 

 søgelser — er den samme som Vanddamptensionen ved tilsvarende Temperatur og ikke 

 Hæmoglobinopløsningernes noget lavere Tension. (Denne sidstnævnte Tension er for en 

 2 pCt. Opløsning ved 15° henved 0,2 mm lavere end Vanddamptensionen ved 15°.) Selve 

 Hæmoglobinopløsningens Tension er det temmelig vanskeligt at vedligeholde i længere Tid, 

 og som det var at formode, indfinder den sig kun, naar Apparatets Vægge ere ganske tørre. 

 Dette kan imidlertid ikke indtræde ved Forsøgene, da der altid bliver sørget for, at et 

 begrændset Parti af Kuglen paa Absorptiometrets Rør er bedugget (hvilket f. Ex. kan op- 

 naas ved at anbringe en Draabe Æther paa dens udvendige Væg, medens Hanen c Fig. I er 

 aaben); paa denne Maade kan man være sikker paa, at ogsaa, naar Hane c Fig. 1 er lukket, 

 Absorptiometerrørets Indre er opfyldt af mættede Vanddampe. 



Undersøgelse paa Kulsyre. Sluttelig kan det anføres, at jeg af og til efter Forsøgene 

 har prøvet Luften i Absorptiometret paa Kulsyre — dog stedse med negativt Resultat. 



