> Versammlung am 8. Jänner 1896. 
Hierauf demonstrirte Herr C. Reichert einige neuere Mikro- 
skope und deren Nebenapparate. 
Nach einem kurzen historischen Rückblick betreffend die Aenderungen der 
mikroskopischen Technik in den letzten Decennien besprach der Vortragende die 
Verbesserung der heutigen Mikroskope gegenüber den älteren Instrumenten, die 
er in folgender Weise zusammenfasste: 
1. Verbesserung der groben und feinen Einstellung und hauptsächlich die 
der Mikrometerschraube. 
2. Bessere Beleuchtung bei den stärkeren Vergrösserungen. 
3. Zweckmässige Einrichtung bei starken Vergrösserungen, um die Präparate 
systematisch durchsuchen zu können. 
4. Zweckmässige einfache Einrichtungen, um das unter dem Mikroskop 
gesehene Bild entweder durch Zeichnung oder Photographie festzuhalten oder zu 
vervielfältigen. P 
Das vor etwa zwanzig Jahren am meisten verbreitete Mikroskopstativ 
war das mittlere Hartnack’sche Hufeisenstativ Nr. 8. Die Construction dieses 
Modells ist einfach und solid und die Mikrometerschraube für mittlere Ver- 
grösserungen ausreichend; das Ganze, wenn es gut ausgeführt ist, als Schul- 
und Laboratoriummikroskop für viele Bedürfnisse auch heute noch vollständig 
genügend. 
Für stärkere Vergrösserungen ist jedoch die Construction der Mikrometer- 
schraube nicht sorgfältig genug, da sie zu hart geht, und das Bild in vielen 
Fällen schwankt, das heisst sich nach links und rechts verschiebt, beim dauernden 
Arbeiten infolge dessen das Auge und durch den harten Gang der Mikrometer- 
schraube auch die Hand ermüdete. Weiter hat es in solchen Fällen, wo man 
oft genöthigt ist von schwacher zu starker Vergrösserung überzugehen, noch den 
Nachtheil, dass sich ein Revolver an demselben nicht zweckmässig anbringen 
lässt. Für solche Fälle ist ein Mikroskop mit Zahn und Trieb unbedingt vorzu- 
ziehen, und es werden deshalb heute auch beinahe alle Mikroskope mit Zahn und 
Trieb angefertigt. 
Für stärkere Vergrösserung ist jedoch das Wichtigste an jedem Mikroskop 
die feine Einstellung mittelst der Mikrometerschraube. 
Die Hartnack sche Construction der Mikrometerschraube ist sehr ein- 
fach, leicht und billig auszuführen, hat jedoch den Nachtheil, dass die Ueber- 
tragungsfläche der Mikrometermutter auf die Prismaführung selbst nicht richtig 
angeordnet ist, weil diese zu gross ist und dadurch auch ein Theil der Bewegung 
der Mikrometermutter auf die Prismaführung selbst übertragen wird, was bei 
starken Vergrösserungen den bekannten Nachtheil des Schwankens des mikro- 
skopischen Bildes hat. 
Bei der später von Winkel angegebenen Construction wird die Bewegung 
nur durch eine Stahlspitze auf eine gehärtete Stahlfläche übertragen. Diese 
Construction ist wesentlich besser, da der Gang ein viel leichterer und sicherer 
und namentlich bei kleineren und mittleren Stativen ein ausgezeichneter ist. 
