Versammlung am 8. Jänner 1896. 3 
Für grosse Mikroskope, wo der Obertheil des Mikroskopes sehr schwer ist, 
und wo ebenfalls der ganze Mikroskopkörper mittelst Feder, wie bei der Hart- 
nack’schen, in die Höhe gehoben werden muss, hat sie den Nachtheil, dass, wenn 
die Feder nicht sehr stark ist, diese bald erlahmt, oder aber, wenn sie wirklich 
stark ist, die Mikrometerschraube durch den Druck zu sehr leidet und sich bald 
abnützt, oder der Gang ein unregelmässiger wird. 
Dies hat mich veranlasst, abweichend von den beiden früheren Construc- 
tionen, nicht die Prismaführung mittelst Feder in die Höhe zu drücken, sondern, 
wie die untenstehende Abbildung zeigt, dieses Prineip umzukehren und die eigene 
Schwere des Mikroskopkörpers als Gegengewicht zum theilweisen Ausgleich des 
gleichmässigen Ganges der Mikrometerschraube zu benützen; bei dieser Con- 
struction genügen ausserordentlich zarte Federn, um 
einen dauernden und weichen Gang der Mikrometer- 
schraube zu erhalten, da die Schraube nur ein klein 
wenig mehr wie das Gewicht des Mikroskopkörpers 
zu heben hat. Da nun eine Verminderung des Ge- 
wichtes des Obertheiles des Mikroskopes nie zu be- 
fürchten ist und dasselbe immer nach abwärts 
drücken wird, so bietet diese Construction eine 
Dauerhaftigkeit, wie sie von keiner der früheren 
Constructionen erreicht wurde. 
Der am meisten gegenwärtig verbreitete Be- 
leuchtungsapparat ist der Abb&'sche. Derselbe hatte, 
als er zu Anfang der Siebzigerjahre von Abbe& con- 
struirt und von Zeiss ausgeführt wurde, im Anfang 
gar keinen Erfolg, erst als durch Dr. Robert Koch 
neue Präparations- und Färbemethoden gefunden 
und eingeführt wurden, hat sich dessen hohe Brauch- | 
barkeit gezeigt, und hat er auch allgemeine Aner- N 
kennung errungen. Speciell hier in Wien verhielt 
man sich lange sehr skeptisch ihm gegenüber, und nachdem vom Auslande vor- 
wiegend Instrumente mit und in Oesterreich solche ohne Beleuchtungsapparat be- 
stellt wurden, so musste ich, um die Fabrication nicht zu complieiren, abweichend 
von der ursprünglichen Construction, eine Einrichtung treffen, welche es leicht 
ermöglicht, entweder das Eine oder das Andere am Mikroskop leicht anzubringen. 
Diese Einrichtung erlaubt durch wenige Handgriffe, den Condensor gegen 
die Cylinderblende auszuwechseln und auch das Ganze zu heben und zu senken 
und vom Tisch ganz zu entfernen, so dass diese Construction von vielen Gelehrten 
der Zeiss’schen vorgezogen wird. 
Für solche Untersuchungen, wo es sich darum handelt, sehr oft und bequem 
von der Condensorbeleuchtung zur gewöhnlichen Spiegelbeleuchtung überzugehen, 
habe ich diese Einrichtung in der Weise modificirt, dass ein einfacher Druck 
genügt, den Condensor aus- oder einzuschalten und von der Condensorbeleuchtung 
zur Spiegelbeleuchtung oder umgekehrt überzugehen. 
L 
\ UT N 
5 
4 
.n 
INN 
»B aan © 
54575 5% 
9 ’9096 ”9® 
2 ap > 
\N 
u 
im 
emp 
1* 
