4 Versammlung am 8. Jänner 1896. 
In England ist es seit langer Zeit üblich, an jedem besseren Mikroskop 
einen beweglichen Objecttisch zu besitzen. Bei uns wurde diese Einrichtung Jarien 
Zeit ignorirt und als Spielerei betrachtet. 
Wenn es nun bei schwachen Vergrösserungen auch gar keine Schwierig- 
keiten bietet, bei einiger Geschicklichkeit und Fertigkeit ein Präparat zu durch- 
suchen, so ist es bei einer tausendfachen Vergrösserung ganz unmöglich, ein 
Objeet derart zu durchsuchen, dass man mit gutem Gewissen sagen kann, jede 
Stelle im Gesichtsfelde vor sich gehabt zu haben. Zu solchen Untersuchungen 
ist ein gut gehender beweglicher Objecttisch eine grosse Annehmlichkeit und 
erleichtert die systematische Durchmusterung der Präparate. 
In England wird das Mikroskop von Anbeginn gleich für einen beweglichen 
Objecttisch eingerichtet, bei uns ist dies nur bei den ganz grossen und theueren 
Instrumenten der Fall. In den meisten Fällen wird der Tisch aus ökonomischen 
Gründen erst später angepasst, er muss also jederzeit nachgeliefert werden können. 
Dies hat zu der von mir zuerst ausgeführten Construction des aufsetzbaren Kreuz- 
tisches geführt, der von Prof. E. Fleischl 1887 in der Behrens’schen Zeit- 
schrift beschrieben wurde und heute auch von vielen anderen Firmen etwas ver- 
ändert hergestellt wird. 
Diese Vorrichtung kann an jedem beliebigen, nach continentalem Typus 
gebauten Mikroskop auf- und abgesetzt werden, es können sowohl grosse als 
kleine Objeetträger verwendet werden; in seiner heutigen Ausführung entspricht 
er allen Anforderungen, die man an einen solchen Hilfsapparat stellen kann. 
Er kann jedoch nur an grösseren Instrumenten mit Vortheil angebracht werden, 
weil nur diese genügend Raum zur Bewegung und Ausnützung bieten. 
Dies war die Veranlassung zu einer Modification, bei der durch eine neue 
Befestigungsmethode viel Raum gespart und hiedurch soviel Weg gewonnen wurde, 
dass der bewegliche Objecttisch auch an kleineren Instrumenten mit Vortheil ver- 
wendet werden kann; nachdem die Mikroskoptische verschieden sind, werden die 
Befestigungsrahmen auch in verschiedenen Formen und Grössen den Objecttischen 
entsprechend angefertigt. Bei Nachbestellung eines solchen Objecttisches ist es nur 
nöthig, die Grösse des Mikroskoptisches anzugeben. Er kann ebenfalls leicht auf- 
gesetzt und wieder entfernt werden. 
Ich komme nun zum Schlusse zu den photographischen Hilfsapparaten. 
Die Mikrophotographie gibt nur da gute Resultate, wo gute Objeete mit scharfen 
Contouren, das heisst wo genügende Contraste vorhanden sind. Je dünner und 
schöner die Präparate sind, umso bessere Resultate darf man auch erwarten. 
Vor einigen Jahren hat man sehr voluminöse, mit allem möglichen Beiwerk ver- 
sehene Apparate gebaut, aber man hat bald gesehen, dass die einfachen und 
stabilen Apparate die besten sind, die allerdings, je nachdem man specielle Be- 
dürfnisse im Auge hat, auch eine speeielle Einrichtung haben können und müssen. 
Ich möchte mir nun zwei mikrophotographische Apparate zu zeigen er- 
lauben, wie sich solehe durch vielseitige Erfahrungen ergeben haben. 
Der kleine Apparat ist, damit er sehr solid und dauerhaft sei, aus Guss- 
fertigt. An demselben kann mit jedem Mikroskop gearbeitet werden, 
