114 4 
Den experimentale Deel. 
1. Beskrivelse af Calorimetret og Gangen i Undersogelsen. 
Calorimetret. Det af mig benyttede Calorimeter til Bestemmelse af Varmetoningen 
ved Blanding af Vædsker er af folgende Construction: B er en aaben Cylinder af meget 
tyndt, stærkt forgyldt Kobberblik, af 1000 Cubikcentimetres Indhold; ved endeel af Forsogene 
er en lignende Cylinder af stærkt forgyldt Solvblik anvendt. Cylinderen staaer paa en Tre- 
fod af tyndt Messingblik frit indeni et cylindersk Kar C med dobbelte Vægge og Bund, 
dannet af tyndt Messingblik; denne Cylinder er lukket med et lost dobbelt Laag, der lige- 
ledes er af Messingblik, og i dette ere tre Aabninger, I den ene Aabning anbringes et 
Thermometer ¢,; gjennem den anden Aabning kan en forgyldt tynd Messingstang d, som 
forneden bærer en horizontal tynd og forgyldt Kobberplade e, bevæge sig op og ned, 
hvorved Vædsken i Karret B stadigt kan bevæges, og Varmegraden altsaa blive eensformig; 
igjennem den tredie. Aabning staaer Karret B i Forbindelse med Karret A. Karret A er 
en aaben Cylinder af 550 Cubikcentimetres Indhold; det er dannet af tyndt og forgyldt 
Messingblik; dets Bund er svagt kegleformigt og ender i et Rør f, der kan aabnes og 
lukkes ved en Ventil g. Karret A er omgivet af et andet cylinderisk Kar D, der ligesom 
hiint er af tyndt Messingblik og hviler paa Laaget à. Karret D er dækket med et 
Laag, som er forsynet med 3 Aabninger. I den ene af disse Aabninger sidder Ther- 
mometret ¢,, gjennem den anden gaaer Ventilstangen g, og gjennem den tredie Aabning 
bevæger sig en forgyldt tynd Messingstang 7, som bærer en horizontal, forgyldt Messing- 
plade Æ, der ved Bevægelsen af Stangen © kan føres op ned og blande Vædsken i Karret 
A, saa at denne opnaaer en eensformig Varmegrad. Stengerne d og 7 ere forbundne ved 
et Tverstykke til en Stang m, som ved en lille elektromagnetisk Maskine Æ holdes i stadig 
op- og nedgaaende Bevægelse. 
Thermometrene. De tvende Thermometre 2, og ¢, ere i enhver Henseende af den 
fortrinligste Art; hver Grad har en Længde af I Centimeter og er inddeelt i 10 Dele; ved 
Hjælp af et Cathetometer med Kikkert, hvis Objectiv har 30 Centimetres Focus og er forsynet 
med Traadkors, er det muligt med Sikkerhed at aflæse 4/10 Deel af disse Dele altsaa 0°01, 
og Feilen ved Aflæsningen kan derfor ikke beløbe sig til 0°005. Thermometrene ere 
controllerede for de Temperaturgrændser, imellem hvilke Forsøgene anstilles, og Sammen- 
ligningen er fort fra Tiendedeel til Tiendedeel Grad; det har derved viist sig, at de have en 
fuldkommen constant Forskjel. 
