63 173 
Q Na Ag, Q Aq) 
Favre & Silbermann Thomsen 
DOS STARR 15810 15689¢ 
NOS OS Es 15283 13617 
RO ISERE 15128 13740 
Br. RON 15159 137561) 
TEE ST 15097 13676. 
Medens altsaa vore Bestemmelser for Svovlsyrens Neutralisationsvarme stemme 
meget godt, idet Afvigelsen ikke udgjør mere end 8 Promille, er derimod Afvigelsen for de 
andre Syrer meget stor, nemlig 1388° til 1666° eller henholdsviis 10 til 12 Procent af den 
hele Størrelse. At her ikke kan foreligge nogen Feiltagelse fra min Side, fremgaaer allerede 
deraf, at omtrent 40 af de ovenfor meddeelte Forsøg, anstillede paa de meest forskjellige 
Maader, alle have viist den bestaaende, betydelige Forskjel i Varmetoningen ved Svovlsyrens 
Neutralisation paa den ene Side og Salpetersyrens og Chlorbrintesyrens paa den anden Side. 
Ogsaa mine tidligere Forsøg, ligesom Forsøg af Hess, Andrews og Graham, vise Tilstede- 
værelsen af denne Forskjel; Favre og Silbermann ere de eneste Experimentatorer, som be- 
nægte Tilstedeværelsen af denne store Forskjel. 
At det ikke kan hidrøre fra en lagttagelsesfeil, er indlysende; thi dertil er Feilen 
altfor stor, nemlig fra ”/$—"/10 af hele Resultatet, og man maa vel erindre, at det her dreier 
sig om store Tal, hvis Bestemmelse maa kunne skee med en Noiagtighed af mindst 1 Procent. 
Aarsagen til den i F. & S.’s Forsøg indløbne Feil maa snarere søges i det Apparat, som de 
have anvendt. Det Apparat, som Favre & Silbermann have anvendt til Bestemmelsen af 
disse og mange andre Varmetoninger, bestod, som bekjendt, af en med Qviksølv fyldt stor 
huul Jernkugle, som var forsynet med et ydre snevert Rør, i hvilket Qviksølvet ved Udvi- 
delsen kunde bevæge sig, og et indre videre Rør, i hvilket de Stoffer bleve anbragte, som 
skulde virke chemisk paa hinanden, og hvis Varmetoning skulde maales. Det var altsaa 
et stort Thermometer, hvis Beholder havde en Huulhed, hvorfra Varmen meddeelte sig til 
Qviksølvet i Thermometret, og Varmeudviklingen blev bestemt ved Maalning af Qviksølvets 
Tilvæxt i Rumfang. Dette er altsaa et Apparat, som er aldeles forskjelligt fra dem, som i 
Reglen anvendes ved calorimetriske Forsøg. 
Saa sindrigt, som dette Apparat kunde synes ved første Øiekast, saa uhensigtsmæssigt 
er det, naar man tilsigter Andet end den første raa Tilnærmelse til Sandheden. Enhver, 
som arbeider med Thermometre, vil vide, at Qviksølvets Stilling i Roret først udtrykker 
1) De tvende sidste Værdier har jeg først bestemt, efterat foreliggende Arbeide var sluttet, og Detaillen 
skal senere blive meddeelt. 
