174 64 
Varmegraden, naar Qviksolvets og Thermometrets Vægge have samme Varmegrad; men ved 
Qviksolvealorimetret er det aldrig muligt at vide, naar dette Punkt er indtraadt, eller om 
Varmen er meddeelt fra den indre Beholder til Qviksolvet; thi deels gaaer Varmeledningen 
gjennem den indre Kapsel og Qviksolvet til Jernkuglens ydre Skal meget langsomt, deels 
har man intet Middel til at corrigere den Indflydelse, som Omgivelsen maa udøve paa dette 
store Thermometer. F.&S. have benyttet Qviksolvets Maximum-Stilling i det snevre Rør 
som det rette Maal; men Intet berettiger dertil. 
Det er forunderligt, at Resultaterne af F.& S.’s Forsøg saa at sige uden Kritik ere 
optagne i næsten alle større Haandboger, uagtet der ikke behøves meget Omdømme for at 
finde mange andre Aarsager til Feiltagelser. 
Favre & Silbermanns Angivelser af de organiske Syrers Neutralisationsvarme stemme 
bedre med mine, endskjøndt Afvigelserne dog ikke ere smaa, nemlig: 
Q (Na Ag, Q Ag) 
Favre & Silb. Thomsen 
Oxalsyre . . . . 13752 14139 
Eddikesyre. . . 13600 13155 
Citronsyre . . . 13178 12735 
Viinsyre .. . . 12651 12657. 
Medens der altsaa er fuldstændig Overeensstemmelse for Viinsyrens Vedkommende, 
er Afvigelsen for de andre Syrer 3—4 Procent. 
Aldeles uforstaaelige ere Angivelserne af Ortho-Phosphorsyrens Neutralisationsvarme, 
der af F.&S. bestemmes omtrent 1600° hoiere end Svovlsyrens, medens den i Virkeligheden 
er betydelig lavere end denne. 
At Qviksolvcalorimetret ikke er meget følsomt og ikke egner sig til noiagtige Maa- 
linger, fremgaaer ogsaa af en Yttring paa det anførte Sted Pag. 418: «Vi overtydede os 
snart om, at Anvendelsen af Oplosninger af normal Styrke ikke var nødvendig; thi naar 
der er saameget Vand tilstede, at det Hele holdes oplost, finder ingen Varmetoning Sted 
ved Overskud af Syre.» Da nu, som jeg ovenfor har godtgjort, Varmetoningen ved Ind- 
virkning af 1 Æqv. Svovlsyre paa 1 Æqv. svovlsuurt Natron udgjor 6 Procent af Neutra- 
lisationsvarmen, have vi altsaa her et Maal for Qviksolvcalorimetrets Ufolsomhed eller dets 
Angivelsers Usikkerhed. 
En anden mere implicit Uovereensstemmelse imellem mine og Favre & Silbermaans 
Resultater er ligeledes betegnende for Usikkerheden i Qviksolvcalorimetrets Angivelser. 
Favre & Silbermann have bestemt Varmeudviklingen ved Neutralisation af en Række Baser 
med Svovlsyre og Chlorbrintesyre; Forskjellen imellem disse Størrelser skulde svare til Dif- 
ferensen a — à Pag. 151, hvilket imidlertid langtfra er Tilfældet, saaledes som nedenstaaende 
Sammenstilling viser: 
