derfor g'iver den ene Optikers Instrumenter ubetinjjct Fortrin for den 

 Andens; Oveise og^ Öie maae her være de afgjörende Momenter. 



Synsvidden er ansat fil 23 Centimeter, som altsaa er mellem 9 

 og' 10 Tommer; ved den storste Deel af andre lagttag-eres mikroskopiske 

 Undersoijelscr mangler Angivelsen af Synsvidden. Som Decimalstörrelse 

 fortjener den Fortrin, især naar man tillige benytter Metrens beqvenime 

 Inddelinger til Angivelse af Gjenstandenes virkelige Störreise. At i denne 

 Henseende en större Enighed blandt de mikroskopiske Iagttagere gjorde 

 sig gjældende, var i hoi Grad önskeligt. 



Til Beregning af Forstörreisen og af Gjenstandenes virkelige Stör- 

 relse samt til Afbildning af Gjenstanden benytter jeg altid det perfore 

 rede Speil. Dette Instrument bestaaer af en rund Plade, som befæstes 

 lodret paa det Ocular, man vil benytte; paa Pladen sidder et i 31idten 

 gjennemboret skraat stillet Speil, der modtager Billedet af det Papir, 

 hvorpaa man under en uforandret Synsvidde af 0"'23 tegner, gjennem 

 et bag og nedenfor Speilet anbragt Prisma. Idel man altsaa betragter 

 Gjenstanden gjennem Aabningen i Speilet, kommer Gjenstandens Billede 

 til at hvile paa Papiret og kan saaledes selv af den Uovede med stor 

 Lethed aftegnes; herved erholder man tillige Gjenstandens virkelige Stör- 

 reise og kan ved Hjælp af en Rlaalestok udmaale den i alle mulige Ret- 

 ninger, efterat man iforveien har afsat en Scala beregnet efter et nöiag- 

 tigt Glasmikrometers Inddelinger. Som man vil see, findes paa hver 

 Tavle den samme Scala af O^^Oa. som ved en Synsvidde af 0'"23 for 

 mit Öie har givet en Forstörreise af 540 Gange. Da en Forstörreise 

 ikke er den Samme for Alles Oine, bor Enhver beregne de forskjellige 

 Forslörrelser af sit 31ikroskop efter sit eget Oie og derpaa afsætte sine 

 Scalaer; önsker man et andet Maal end det angivne, behover man kun 

 at benytte et Glasmikrometer, som er inddelt efter en anden 31aalestok 

 end den af mig anvendte i hundrede Dele afdelte Millimeter, og da engang 

 for alle afsætte sine Scalaer. Endnu maa bemærkes, at man til Afsæt- 



